(46) 



plan de polarisation primitif semble donc avoir tourné d'un angle 



POP"= 2AOB. 



Lorsque l'angle AOB des axes optiques des deux lames reste constant, la 

 déviation reste elle-même constante, quelle que soit la direction du plan 



de polarisation primitif. Mais si, à la suite d'une torsion de l'arbre, 

 l'angle que forment entre eux les axes optiques des deux lames augmente 

 de «, la rotation du plan de polarisation augmentera de a a. Pour mesurer 

 cet angle 2a, on peut se servir de tous les procédés perfectionnés en usage 

 dans les saccharimètres; le dispositif de M. Laurent, qui a servi dans ces 

 premiers essais, permet de mesurer de petits angles à 3' près, même 

 pendant la rotation; l'arbre en cuivre, de 5o<=°' de longueur, pouvait sup- 

 porter des torsions supérieures à lo'', sans qu'il y eût de déformations per- 

 manentes et sans que la proportionnalité de la torsion à la grandeur du 

 couple fût altérée. L'exactitude des mesures est donc de beaucoup supé- 

 rieure à celle dont on a généralement besoin dans ce genre d'expé- 

 rience. 



» La sensibilité de l'appareil, poin- une même puissance transmise, 

 croît avec le diamètre de ses poulies; aussi un même instrument peut-il 

 servir à déterminer des puissances très différentes, s'il est muni de poulies 

 de différents diamètres. 



» L'appareil peut également servir comme frein d'absorption : il suffit 

 d'employer le travail transmis à produire un frottement dont on fait varier 

 à volonté la grandeur (' ). » 



(') Ces premiers essais ont été faits à l'École de Physique et de Chimie indus- 

 trielles. 



