( 429 ) 



quelques conclusions qui oHVeut un intérêt géuéial pour les iuesures de précision. 

 C'est ainsi que le degré d'exactitude qu'on a pu atteindre dans les pointés micromé- 

 triques, sur les traits délimitatifs des mètres, dénionlie ^a^•antage que présentent les 

 microscopes à fort grossissement, employés dans les nouveaux comparateurs. L'erreur 

 moyenne d'un pointé simple a, par ce moyen, été abaissée au cinquième de la longueur 

 d'onde des rayons moyens du spectre solaire : la comparaison de la longueur d'un 

 mètre avec la distance des axes des microscopes du comparateur n'implique plus 

 qu'une erreur moyenne de o, i5 du millième de millimètre. 



» Dans ces conditions, la précision de la comparaison de deux mètres se trouve 

 limitée principalement par les variations de l'éclairage et du réglage des microscopes, 

 variations qui, nécessairement, se présentent d'une série à l'autre. Elles devront se 

 faire sentir dans une proportion beaucoup plus fàclieuse lorsqu'il s'agira d'employer 

 les étalons dans des circonstances différentes avec des instruments différents. Pour 

 atténuer ces causes d'erreur, les microscopes à fort grossissement oflrent, ici encore, 

 un avantage incontestable. 



» Le degré d'exactitude qui ^ieut d'être indiqué a été obtenu eu opérant au centre 

 de Paris, en plein jour, dans un des quartiers les plus animés de cette ville. Un effet 

 nuisible des trépidations du sol doit s'accuser par un défaut de concordance des pointés 

 et des mesures isolées. Cependant, ainsi que nous venons de le remarquer, les erreurs 

 que ces opérations ont pu introduire sont beaucou]) plus faibles que celles qui résultent 

 d'autres causes. On en peut conclure que, pour perfectionner encore les mesures de 

 longueur, ce n'est pas l'isolement absolu des bàlimeiils, dans lesquels s'elTectuent les 

 observations, qu'il faudra rechercher en premier lieu. Une condition bien plus impor- 

 tante sera de se rendre compte des efl'ets variables de l'éclairage des mètres et de 

 l'ajustement exact des microscopes. 



» Dans une Note annexée au Rapport, l'un des Membres de la Commission néerlan- 

 daise a tâché de fournir qneh{ues indications dans cette direction. 



» Le Rapporteur de la Commission néerlandaise , 



» J. BOSSCHA )). 



M. le Secrétaire parpétuel signale, parmi les pièces imprimées de la 

 Correspondance, la seconde édition du Mémoire de M. l'amiral Cloué, sur 

 l'ouragan d'Aden. (Présenté par M. Faye.) 



PHYSIQUE . — Sur la mesure des très fortes pressions el la compressibilité 

 des liquides; par M. E.-H. Amagat. 



« J'ai adopté, pour la mesure des pressions trop élevées, le principe du 

 manomètre à pistons différentiels; la condition à réaliser, pour obtenir des 



