(43o ) 

 mesures rigoureuses, était de conserver une entière mobilité aux pistons, 

 ceux-ci restant parfaitement étanches. 



» M. Marcel Deprez avait déjà eu l'idée de supprimer les cuirs du petit 

 piston et de rendre la fuite extrêmement faible par un ajustage conve- 

 nable; cet artifice devient insuffisant pour les pressions très fortes, surtout 

 dans l'es conditions de mes expériences; il en est de même de l'emploi de 

 la baudruche, indiqué par M. Cailletet. 



» D'autre part, de nombreux essais m'ont prouvé que la membrane sur 

 laquelle repose le grand piston, outre l'incertitude qu'elle entraîne dans la 

 mesure du diamètre, comporte plusieurs causes d'erreurs. 



» J'ai supprimé entièrement les cuirs et la membrane, et j'ai résolu la 

 difficulté par l'emploi de corps visqueux, convenablement choisis. Le grand 

 piston, qui ne reçoit que la pression réduite, repose sur une couche 

 d'huile de ricin, qui transmet la pression au mercure; quant au petit piston, 

 qui reçoit toute la pression par sa base supérieure, il devient parfaitement 

 étaacbe si, après l'avoir graissé avec de l'huile et mis en place, on noie 

 cette base dans un corps suffisamment visqueux : la mélasse réussit parfai- 

 tement. Dans ces conditions, les pistons étant même ajustés très librement, 

 il ne se produit pas de fuite proprement dite, mais un suintement extrême- 

 ment lent et n'apportant aucun trouble dans les mesures, et ceci jusqu'il 

 des pressions qui ont dépassé Sooo""". 



w Cependant, même dans ces conditions, la colonne de mercure s'élève 

 encore avec des soubresauts qui entraîneraient des erreurs notables; on 

 les annule complètement, en imprimant en même temps aux deux pistons 

 un mouvement de rotation facile à obtenir. 



» J'ai étudié seulement, jusqu'ici, la compressibilité de l'eau et celle de 

 l'éther ordinaire. La pièce dans laquelle on comprime le piézomètre est un 

 cylindre d'acier, de i"%20 de hauteur; il est fretté sur toute sa longueur, 

 sauf une partie de la culasse; son diamètre intérieur est de o^.oS, les 

 parois ont o'", 08 d'épaisseur ; il a été fondu et fretté à la fonderie de canons 

 de Firminy. Ce cylindre est fixé verticalement dans un grand réservoir en 

 cuivi-e, qui permet d'opérer dans la glace fondante, ou dans un courant 

 d'eau à température constante. 



» La lecture des volumes de liquide comprimé est faite par le procédé 

 suivant, qui m'a été indiqué par M. le professeur Tait, d'Edimbourg. On 

 a soudé dans la tige du piézomètre une série de fils de platine, comme dans 

 les thermomètres avertisseurs; ces fils sont réunis par une spire métallique. 



