( <^9o ) 

 0,00001 (valeur comprise entre celles relatives au platine et au fer); on 

 fera des hypothèses favorables à la méthode en admettant que le pendule 

 puisse être observé pendant six heures, et que les températures extrêmes 

 auxquelles on le soumet soient 0° et 4o°. Pour un pendule battant la se- 

 conde à 0°, la différence entre deux expériences sera, dans ce cas, de 4, Sa 

 oscillations, correspondant très sensiblement à 4%32. 



)i Les erreurs que l'on peut commettre portent sur la mesure de l'inter- 

 valle de température et sur la variation de la durée d'oscillation. 



» La mesure précise de la température d'un barreau oscillant dans l'air 

 ou dans le vide présente de très grandes difficultés dès qu'on s'éloigne 

 beaucoup de la température aml)iante. M. Weber propose, pour cette dé- 

 termination, l'emploi des éléments thermo-électriques; mais ces instru- 

 ments de mesure sont trop mal connus pour donner une grande précision. 

 Sur un intervalle de 4o°, on peut s'attendre à des erreurs de plusieiu's 

 centièmes de degré, tandis que la précision annoncée par l'auteur exige 

 que cet intervalle soit mesuré à moins de 0°, ooo4 près. Même en employant 

 des thermomètres à mercure, beaucoup plus précis lorsqu'il ne s'agit pas 

 seulement de très petites différences de température, on ne peut pas es- 

 pérer connaître très exactement la température du pendule; car la mesure 

 de la température est subordonnée à sa constance et à son uniformité par- 

 faites, conditions qu'il n'est pas possible de réaliser dans une étiive de 

 grandes dimensions. L'étuve dont il s'agit ici doit pouvoir contenir le pen- 

 dule et son support, ainsi que divers appareils accessoires. 



» Le temps que l'on doit observer est défini par deux passages du pen- 

 dule par la verticale, l'un au commencement, l'autre à la fin de l'expé- 

 rience. Cherchons quelle est l'approximation avec laquelle ces passages 

 peuvent être déterminés. On n'obtient de bons résultats dans les observa- 

 tions du pendule qu'à la condition d'opérer avec de faibles amplitudes 

 (3° ou 4° au maximum) ; pour des élongations plus considérables, le mou- 

 vement des supports, la résistance de l'air, etc., introduisent des variations 

 dont il n'est pas aisé de tenir compte. En admettant qu'après six heures 

 de marche l'amplitude des oscillations soit encore de 20', on se trouve 

 dans des conditions telles qu'elles peuvent se rencontrer dans la pratique. 

 Mais, dans ce cas, la vitesse maxima de l'extrémité d'un pendule battant 

 la seconde n'est que de o™,oo3; un millième de seconde correspond donc 

 à un déplacement de 3^^. Il ne peut être question de garantir la posi- 

 tion du contact électrique avec cette approximation; on ne peut donc son- 

 ger à utiliser les dernières subdivisions du chronoscope. D'autre part, la 



