(9^8 ) 



ÉLECTRICITÉ. — Sur le pouvoir inducteur spécifique et la conductibilité des 

 diélectriques. Relation entre la conductibilité et le pouvoir absorbant. Note 

 de M. J. CuiiiE, présentée par M. Lippmaiin. 



« I. La méthode dont nous nous servons pour déterminer le pouvoir in- 

 ducteur spécifique et la conductibilité des diélectriques est une méthode de 

 réduction à zéro, basée sur l'emploi d'une lame de quartz piézo-électrique 

 comme instrument de mesure. 



» Les propriétés de cet instrument sont les suivantes : les quantités 

 d'électricité dégagées sont rigoureusement proportionnelles à la traction; 

 elles sont indépendantes de la température entre io° et 35°. 



» Le corps dont on veut étudier les propriétés électriques est pris à 

 l'état de lame mince. On réalise un véritable condensateur avec anneau 

 de garde, en argentant ses deux faces et en découpant une portion cen- 

 trale sur la surface argentée de l'une d'elles à l'aide d'un simple trait fait 

 avec la pointe d'une aiguille. 



)) La première face, celle dont l'argenture est continue, est destinée à 

 recevoir la tension d'une pile de quelques éléments Daniell; l'anneau de 

 garde de la deuxième face communique constamment avec la terre ; il sert 

 à la fois à réaliser un champ uniforme et à écarter toute crainte de conduc- 

 tibilité superficielle. La portion centrale de la deuxième face sert aux 

 mesures. La méthode consiste à maintenir constamment cette portion cen- 

 trale au potentiel zéro à l'aide de l'électricité fournie par le quartz piézo- 

 électrique; un électromètre Thomson, fonctionnant comme électroscope, 

 sert à constater si cette condition est bien remplie. 



» Pour mesurer le pouvoir inducteur de la substance, on place ou l'on 

 retire brusquement des poids connus sur le plateau de quartz piézo-élec- 

 trique en même temps que l'on charge ou que l'on décharge électriquement 

 la première face du condensateur : il faut chercher le poids nécessaire pour 

 que l'image de l'électromètre reste au zéro. La charge matérielle du 

 quartz mesure précisément la charge condensée dans la portion centrale 

 de la lame. 



» Pour mesurer la conductibilité, on compense exactement l'électricité 

 provenant d'un courant qui traverse la lame par l'électricité qui se dégage 

 du quartz piézo-électrique lorsqu'on le soumet à une charge progressivement 

 croissante, que l'on obtient en faisant couler du mercure d'une manière 



