( 1189) 



transmettre les actions électrostatiques, les tensions et pressions 0-7 ( -3- ) 



doivent s'y développer; donc l'éther doit être considéré comme faisant 

 partie du milieu en question. Dans un diélectrique, les tensions et pres- 

 sions s'exercent aussi sur la matière pondérable, puisque celle-ci subit des 

 dilatations (phénomène de la dilatation électrique) et devient anisotrope 

 (phénomène électro-optique de Kerr). On est donc amené à envisager la 

 troisième des hypothèses énumérées ci-dessus. On verra, dans une pro- 

 chaine Note, dans quel rapport interviennent respectivement l'éther et la 

 matière pondérable. » 



ÉLECTRICITÉ. — Électrodynamomètre absolu. Note de M. H. Pellat, 

 présentée par M. Lippmann. 



« L'appareil est un électrodynamométre-balance, qui permet d'obtenir di- 

 rectement l'intensité d'un courant, en valeur absolue, avec une erreur infé- 

 rieure à ■~^. Cet instrument a été construit par M. Carpentier; en voici la 

 disposition. 



» L'électrodynamomètre se compose de deux bobines concentriques ; 

 l'une est longue et a son axe horizontal; l'autre, plus petite, est contenue 

 à l'intérieur de la première et a son axe vertical; le même courant passe 

 dans les deux bobines. La petite bobine se trouvant placée ainsi dans le 

 champ magnétique, à peu près uniforme, produit par la plus grande, est 

 soumise à un couple qui tend à dévier son axe de la verticale : c'est la 

 mesure de ce couple qui fait connaître l'intensité du courant. Pour cela, la 

 petite bobine fait corps avec un fléau de balance qui porte à son extrémité 

 un plateau suspendu à la façon ordinaire. Les deux couteaux et leurs 

 chapes sont en agate, aucune pièce d'acier n'existant dans l'appareil. Deux 

 fds d'argent très fins, faisant deux tours de spire, en face du couteau sur 

 lequel repose le fléau, permettent de faire passer le courant dans la petite 

 bobine, sans gêner le mouvement du fléau. En plaçant des poids dans le 

 plateau, on peut faire équilibre à la force électrodynamique. 



» L'intensité du courant est alors donnée, en unités C.G.S., par la for- 

 mule 



dans laquelle p représente la masse en grammes, placée dans le plateau, 



