( i'9o ) 

 g l'intensité de la pesanteur, / la distance des arêtes des deux couteaux 

 (o",3o environ), cl le diamètre (o™, 1 1 environ) de l'axe des spires de 

 l'unique couche de fil que porte la petite bobine, n le nombre de ces spires 

 (164), N le nombre des couches (10) de la grande bobine, e la distance 

 des axes de deux spires consécutives de cette bobine (o™, 1 3 environ); enfin 

 a est un terme correctif qui dépend des bouts de la grande bobine, qui serait 

 nul si elle était infinie et que le calcul donne avec une extrême précision. 



» Les mesures de / et de d ont été faites par le Bureau international des 

 Poids et Mesures, celle de e par moi-même, mais elle a été rapportée au 

 mètre international. Le coefficient de \lp est connu ainsi avec une erreur 

 inférieure à -~^. Un courant de o'^^PjS est équilibré à Paris par 0^^,4180 ; 

 la balance permet d'apprécier ^ de milligramme. 



» La disposition présente l'avantage de placer les bouts de la bobine, 

 qui porte plusieurs couches, loin de l'autre : l'erreur due à l'irrégularité 

 inévitable de l'enroulement aux bouts; en passant d'une couche à la sui- 

 vante, est rendue aussi insignifiante. Elle permet, en outre, })ar un dépla- 

 cement de la grande bobine suivant son axe, de vérifier qu'aucune erreur 

 matérielle ne s'est glissée dans le calcul assez long qui fournit a. 



» Je me propose de me servir de cet instrument : 



« 1° Pour déternjiner, en valeur absolue, la force électromotrice des 

 piles (E = m); 



» 2" Pour déterminer le rapport des unités électromagnétiques et élec- 

 trostatiques en mesurant les mêmes forces électromotrices avec un électro- 

 mètre absolu; 



» 3° Pour déterminer l'équivalent mécanique de la chaleur; le travail 

 PRT, converti en chaleur dans un fil très fin, noyé dans un calorimètre, 

 peut être ainsi connu avec une erreur inférieure à jj^. 



)) Un Mémoire fera connaître ultérieurement la description détaillée dé 

 l'électrodynamomètre, les précautions qui ont été prises dans la mesure 

 exacte de ses éléments, le calcul du terme a, ainsi que les résultats des 

 expériences indiquées ci-dessus et qui sont en cours d'exécution. » 



TÉLÉGRAPHIE. — La Sléno-tèlé graphie. Note de M. G. -A. Cassacxes, 

 présentée par M. Mascart. 



« La Sténo-télégraphie résulte de la combinaison de la Sténographie 

 mécanique et de la Télégraphie. Elle doit à la Sténographie la possibilité 



