( 1239 ) 



l'intensité de l'image focale est proportionnelle à la fraction de surface de 

 la lentille qui concourt à la former; or l'une des images provient du seg- 

 ment libre de l'objectif, l'autre du segment couvert par la lame prismatique : 

 la somme des deux segments étant constante, la somme des deux intensités 

 est constante également, par suite les intensités sont complémentaires . 



» La vérification expérimentale est immédiate; si les deux images em- 

 piètent l'une sur l'autre, on voit, quand on déplace le prisme sur l'objectif, 

 l'intensité des deux images varier en sens inverse, mais rester fixe sur la par- 

 tie commune. C'est donc, sans polarisation, la reproduction du phénomène 

 des cristaux biréfringents, la loi du cosinus carré étant remplacée parcelle 

 du rapport des segments superficiels de l'objectif. 



» Ce rapport des segments est facile à calculer d'apiès la position du 

 bord rectiligne de la lame : une table numérique, facile à construire, donne, 

 pour chaque position du bord, le rapport des intensités ('). 



» Deuxième dispositif. — Le dispositif qui vient d'être décrit exigerait une 

 correction pour tenir compte de l'absorption de la lame prismatique. Cette 

 correction serait facile à déterminer par une expérience préliminaire ou 

 par certaines observations croisées. 



» On l'élimine d'une manière plus sûre en rendant l'appareil symétrique 

 par l'addition d'une seconde lame prismatique de môme angle, placée bord 

 à bord avec la première et déviant les faisceaux en sens inverse. Les deux 

 images sont symétriquement constituées et le rapport de leurs intensités 

 est, sans aucune correction (-), mesurée par le rapport des segments super- 

 ficiels de l'objectif. 



» Les deux lames prismatiques doivent être découpées dans une même 

 lame pour posséder la même transparence et le môme poli (^) : le verre em- 

 ployé à les construire doit être peu dispersif pour que les images ne pré- 

 sentent pas de déviation appréciable : le crown-glass remplit cette condi- 



(') Cette table varie avec la forme qu'on donne au contour de l'objectif : dans le 

 cas du contour circulaire, elle équivaut à celle qui a été calculée par M. Obrecht 

 pourl'étude des éclipses des satellites de Jupiter {Annales de t'Obsermloiie, t. XVIII, 

 p. H. 76). 



(■') Il faut toutefois éviter les cas où l'un des segments serait par trop étroit : l'image 

 correspondante serait déformée- par diffraction, ce qui entraînerait une erreur appré- 

 ciable. 



(3) Il est utile d'avoir une série de ces doubles prismes, produisant des déviations 

 croissant de 5' en 5', afin de donner aux images l'écartement le plus favorable aux 

 mesures. 



C. R., 188C, 2' Semestre. (T. OUI, N" 23.) '"^ 



