( 67 ) 

 fonctionné entre les mains de M. le professeur Thoulet, dans une série 

 d'expériences faites à Boulogne, sans avoir cependant subi l'épreuve dé- 

 finitive en eau profonde. » 



PHYSIQUE. — Nouvel hygromélre à condensation. Note de M. Henri 

 GiLBAULT, présentée par M. Lippmann. 



« Pour déterminer l'humidité absolue ou l'humidité relative avec un 

 hygromètre à condensation, il faut observer : i° le moment d'apparition 

 du dépôt de rosée; i° la température de la surface sur laquelle se produit 

 ce dépôt. 



» Jusqu'ici, un grand nombre de phvsiciens se sont attachés à perfec- 

 tionner les procédés d'observation du premier point, c'est-à-dire de l'appa- 

 rition du dépôt de rosée. Mais on ne s'est pas préoccupé également de la 

 seconde partie des mesures; dans les hygromètres employés, on prend 

 pour température de la surface de condensation celle qui est indiquée 

 par un thermomètre plongeant dans le liquide réfrigérant; or ce liquide 

 aune conductibilité thermique très faible. 



» J'ai fait des expériences en me servant, comme surface de condensa- 

 tion, d'une lame de verre platinée, formant la partie antérieure d'un appa- 

 reil analogue à celui de M. Alluard. Des expériences préalables m'avaient 

 permis de déterminer la loi de variation de la résistance électrique du pla- 

 tine avec la température, de sorte que, lorsque, en refroidissant l'appareil, 

 on amenait la formation du dépôt de rosée, on pouvait, par une simple 

 mesure de résistance, déterminer au ^ de degré la température de la sur- 

 face métallique infiniment mince sur laquelle se produisait la condensa- 

 tion. 



» L'appareil était placé dans un vase de verre, dans lequel on faisait 

 passer l'air dont on voulait déterminer l'humidité ('). » 



(') Ce travail a été fait au laboratoire de M. Berson, à la Faculté des Sciences de 

 Toulouse. 



G, H., 1892, [" Semestre. (T. CXIV, N» 2.) tO 



