( 493 ) 

 dans le sol, la pratique usitée clans certaias pays, notamment en baisse 

 Bretagne, de mélanger préalablement les composts avec le sable calcaire, 

 et de les répandre ensuite sur le sol, aux labours du printemps, est justifiée, 

 à la condition toutefois d'associer le plâtre au calcaire (i''^ à 2''^ de plâtre 

 par mètre cube de compost) surtout quand il s'agit de fumier, si l'on veut 

 éviter une déperdition considérable d'ammoniaque, et, en outre, de ne pas 

 laisser les composts exposés durant plusieurs mois aux pluies qui entraî- 

 nent les nitrates formés. L'emploi de la marne serait bien préférable au 

 calcaire, à cause de la propriété qu'elle possède de retenir l'ammoniaque 

 et de fixer plus abondamment l'azote atmosphérique. » 



ÉLECTRICITÉ. — Utilisation médicale des courants alternatifs à haut potentiel. 

 Note de MM. G. Gautier et J. Larat, présentée par M. Lippmann. 



« Nous sommes parvenus à utiliser, pour les usages médicaux, les cou- 

 rants alternatifs de haute tension fournis par l'usine centrale d'électricité 

 des Halles, alimentant le secteur de la Ville de Paris. On sait que les 

 dynamo qui produisent ces courants sont du type Ferranti-Patin; les alter- 

 nances sont au nombre de dix mille par minute, et la force électromotrice 

 déterminée est de deux mille iiolts. II est superflu de faire remarquer que 

 des courants possédant cette tension sont extrêmement dangereux. 



» Il était donc nécessaire, poiu' leur utilisation médicale, de leur faire 

 subir une série de transformations, de façon à ne prendre que les fractions 

 de volt et d'ampère ordinairement usités en Électrothérapie. Voici com- 

 ment nous avons procédé : 



» Le courant primaire de deux mille volls subit, dans le sous-sol, une première 

 transformation, qui nous l'amène à nos appareils sous une tension de cent dix volts. 

 Dès lors, le courant n'est plus dangereux; on peut, sans autre risque que celui d'une 

 secousse très supportable, saisir à pleines mains les deux conducteurs. 



» Au moyen d'une série de transformateurs secondaires dont la construction a né- 

 cessité de longs tâtonnements, nous prenons ce courant de iio volts, d'abord pour le 

 faire passer dans l'eau d'une baignoire et dans le jet d'une douche, puis dans le fil de 

 platine d'un galvano-cautère et enfin dans un ozoneur. 



» Le premier de ces transformateurs, celui qui est destiné aux bains et aux douches, 

 peut donner de o volt à 5 000 volls. L'expérience nous a démontré qu'une gamme 

 aussi étendue était inutile et, en réalité, nous employons une force électromolrice 

 qui varie de 5 volts à 4o volts et une intensité de -j-jVô à 7^!^ d'ampère. Nous n'utili- 

 sons donc qu'une faible partie du transformateur, ce qui nous est facile, car il est 



