( 495 ) 

 ment le symptôme démangeaison, en même temps que les plaques eczéma- 

 teuses pâlissaient. 



)) Le second de nos transformateurs actionne un galvano-cautère. Cet 

 appareil, assez petit pour être, à la rigueur, logé dans le manche de l'in- 

 strument, permet de maintenir indéfiniment à l'incandescence le fil de 

 platine. Il dépasse donc en commodité tous les cautères usités jusqu'à ce 

 jour; le petit transformateur fournit 8 volts et de i à 6 ampères. 



» Enfin nous avons utilisé un troisième transformateur pour produire 

 de l'ozone. Cet appareil, au contraire des deux premiers, est un organe 

 d'une grande puissance. Il donne looo volts avec i ampère et demi d'in- 

 tensité. L'ozoneur est formé de lames de verre sur l'une des faces des- 

 quelles est collée une feuille de métal. Ces lames sont séparées par une 

 couche d'air de 2°"" ; c'est au travers de cette couche d'air que jaillissent 

 les effluves et que se forme l'ozone qui est projeté à l'extérieur par un 

 ventilateur automatique niù par le courant électrique. 



» Nous avons, ainsi, pu produire des quantités considérables de ce gaz; 

 nous ne sommes pas d'accord avec MM. Labbé et Oudin, au point de vue 

 de sa composition chimique et de ses effets thérapeutiques. 



1) On sait depuis longtemps que l'ozone produit par les décharges élec- 

 triques est, en effet, contrairement à l'opinion de nos confrères, fortement 

 mélangé de produits nitreux. Un flacon contenant une solution dépotasse 

 caustique a été mis en rapport avec l'ozoneur et nous avons fait barboter 

 dans la solution 200'" de gaz. Le contenu du flacon desséché a permis de 

 reconnaître, par divers réactifs, la présence de l'azotate de potasse. 



» D'autre part, une série de vingt malades anémiques, tuberculeux, 

 emphysémateux, etc., ont été traités, pendant plus de deux mois, sans ré- 

 sultat appréciable. Ce gaz semble, en outre, doué d'une certaine toxicité, 

 car il détermine facilement des vertiges, de l'angine et même de la bron- 

 chite. Il est possible que ces accidents soient dus non à l'ozone, mais à l'a- 

 cide azotique; mais, en tout cas, l'ozone engendré par des décharges élec- 

 triques étant toujours mélangé de composés nitreux, nous devons conclure 

 que le procédé qui consiste à produire ce gaz par l'électrisation de l'air est 

 défectueux ('). » 



(') Nous avons le devoir d'adresser nos plus vifs remercîments à MM. Palin et Le- 

 vavasseur, ingénieurs, qui nous ont prêté leur utile concours pour le calcul de nos 

 courants et pour l'installation de nos appareils. 



