( 655 ) 



électrostatiques, peut être calculée avec uneprécisionatteignant le dix-mil- 

 lième. 



» C'est un condensateur à plateaux, avec anneau de garde. Il est placé 

 au. sein de l'atmosphère desséchée d'une enceinle métallique reliée au 

 sol. Les surfaces conductrices sont constituées par l'argenture de deux 

 dalles circulaires en glace de Saint-Gobain, épaisses de 2"", 3, d'un diamètre 

 de 35"". Toute la surface de ces dalles, tant leurs faces supérieure et infé- 

 rieure que les hords, sont argentées, en sorte quele verre sert uniquement 

 de support rigide à la couche d'argent. Les faces utiles ont été, avant l'ar- 

 genture, travaillées en verres d'optique de manière à en faire des plans 

 où un bon sphéromètre n'a pu déceler aucun défaut atteignant le mi- 

 cron. 



)) L'un des plateaux conducteurs sert d'armature inductrice et repose, 

 par l'intermédiaire de coussins de drap, sur des supports en paraffme. 

 L'argenture de l'autre disque devant se décomposer en un plateau collec- 

 teur et un système de garde, on y a creusé, avec le burin d'acier d'une 

 machine à diviser les cercles, un sillon circulaire d'environ 22'^'" de dia- 

 mètre, mettant le verre à nu. Le trait obtenu a o""", i de large et ses bords 

 sont nets sans bavures; on a ainsi isolé le plateau collecteur du reste de 

 l'argenture qui forme une sorte de boîte conductrice tout autour de lui : 

 c'est le système de garde. Cette même dalle est percée, en son centre, d'un 

 trou de 2™™, 5 de diamètre un peu évasé en cône vers la face travaillée. 

 L'argenture a pénétré dans ce cône, et un obturateur en argent qui le ferme 

 exactement est soudé à un fil qui, passant à travers la dalle, met le collec- 

 teur en communication avec l'appareil de mesure. La perturbation que 

 cause ce contact métallique ne peut porter que sur le j^ de la surface et 

 sur une très petite fraction de l'épaisseur; c'est assez dire qu'elle devra être 

 négligée. 



)) Tout ce système, collecteur et boîte de garde, est séparé du plateau 

 inducteur par trois rondelles de quartz travaillées ensemble de manière à 

 avoir même épaisseur; on les a placées d'ailleurs sous l'anneau de garde, 

 afin qu'elles n'influent pas sur la charge du collecteur. 



» L'isolement par ces plaques de quartz, contrôlé à l'électroscope, a été 

 trouvé excellent. Par contre, le ruban circulaire de verre qui isole le col- 

 lecteur du système de garde présente une certaine conductibilité; mais 

 cette conductibilité, mise en dérivation sur celle d'un mégohm, ne l'a pas 

 augmentée de -^^—^^ ; la résistance d'isolement est donc supérieure à 80 mil- 



