( 656 ) 



liards d'ohms : c'est plus qu'il n'en fallait pour les mesures que j'ai entre- 

 prises. 



» Avec la largeur adoptée pour l'anneau de garde, 6*='", 5, la correction 

 relative à l'influence de ses bords extérieurs tombe au-dessous du j^~, 

 même pour une distance des plateaux égale à i""" : on n'en tient pas 

 compte. De même, la largeur du sillon isolant étant environ la ^-^ partie 

 du diamètre du cercle collecteur, on a une approximation très largement 

 suffisante (de l'ordre du millionième) en mesurant, au lieu du rayon de 

 ce cercle, ce même rayon augmenté de la demi-largeur du ruban isolant. 



» Les dimensions linéaires du condensateur ont été mesurées exclusi- 

 vement avec une machine à diviser étalonnée (') : le pas de vis est connu 

 en chaque point au ,„^„„ . 



» Pas de difficulté particulière pour la mesure du diamètre du collec- 

 teur. La surface a été trouvée rigoureusement circulaire, son diamètre 



I m ni 



étant de 2 1*"", 8190 à moins de — , ce qui fait connaître la surface au ^^^ 



de sa valeur. 



)) Afin de pouvoir mesurer avec la machine à diviser l'écartement des 

 plateaux, j'ai placé, vis-à-vis de leur intervalle, un micromètre sur verre 

 préalablement étudié. L'argenture des disques constitue deux miroirs 

 parallèles et l'on peut observer, par des réflexions successives, jusqu'à 

 20 images du micromètre. Il suffit d'en mesurer les distances. Pour cela, 

 les rayons lumineux recueillis par une lentille achromatique sont renvoyés 

 par deux prismes à réflexion totale le long de la machine à diviser, où ils 

 donnent des images réelles du micromètre : on les examine avec un mi- 

 croscope à réticule porté parle chariot, et l'on n'a à mesurer que la petite 

 différence entre les traits extrêmes du micromètre et les faces des pla- 

 teaux. Ce procédé optique a l'avantage de faire la mesure de la distance, 

 l'appareil étant monté : j'ai constaté que cette distance varie de quelques 

 microns à chacjue démontage, en sorte qu'il serait illusoire de la con- 

 fondre avec l'épaisseur des rondelles de quartz. En outre, on tient compte 

 ainsi d'une flexion possible des dalles de verre, et la distance que l'on 



(') Je tiens à adresser ici mes vifs remercîments à M. Benoît, directeur du Bureau 

 international des Poids et Mesures, qui a bien voulu mettre à ma disposition le mètre 

 normal du Bureau et a même eu l'obligeance de me prêter son précieux concours pour 

 rétalonnement de la machine. 



