( 734) 

 donc lire directement le temps que le projectile a pris pour parcourir la 

 distance entre les deux cadres, ou, si cette distance est 5o™, la vitesse ea 

 mètres par seconde. 



» La graduation du cadran est faite d'une manière empirique, à l'aide 

 d'un disjoncteur qui interrompt les courants à des intervalles bien précis. 

 Les erreurs du chronographe, consistant en retard de la mise en marche 

 et de l'arrêt, etc., sont éliminées par le procédé de division même du ca- 

 dran. Les erreurs variables, provenant de l'épaississement de l'huile, etc., 

 sont peu importantes; les chronomètres, en général, subissent les mêmes 

 inconvénients, mais peuvent, malgré cela, marcher des années avec une 

 variation de quelques secondes par vingt-quatre heures; donc pour une 

 observation de -^ de seconde, les effets sont une quantité négligeable. 



» La manœuvre de ce chronographe est très facile. On règle tout d'a- 

 bord le deuxième courant, en le faisant passer par la bobine de résistance 

 et on l'augmente par le deuxième rhéostat jusqu'au moment où l'aiguille 

 est libre. On change alors le courant de manière qu'il ne passe plus par la 

 bobine de résistance. Pour le premier courant, on procède de la même 

 façon, en le faisant passer par la borne spéciale à la bobine de résis- 

 tance, on met l'aiguille à zéro et l'on affaiblit le courant par le premier 

 rhéostat jusqu'au moment où l'aiguille se met en mouvement. On remet 

 alors le courant à la borne ordinaire. Les courants sont alors réglés. Pour 

 employer l'appareil, il suffit d'appuyer sur un bouton, de ramener l'ai- 

 guille à zéro et le chronographe est alors prêt à fonctionner. 



;> Le chronographe a certains avantages sur ceux employés aujourd'hui. 

 Il est très portatif et n'exige aucune installation de fondation solide; il 

 peut être placé près du fusil, sans que la vibration des coups v produise 

 des erreurs. Il ne demande aucune connaissance spéciale pour s'en servir. 

 L'aiguille part et s'arrête avec grande netteté. La lecture en est très facile 

 surtout avec la petite loupe placée pour cet usage. Les résultats compara- 

 tifs, faits en divers polygones, ont donné de bons résultats. » 



PHYSIQUE. — Sur le rayonnement des corps incandescents et la mesure 

 optique des hautes températures. Note de M. J. Violle, présentée par 

 M. Mascart. 



« La mesure de l'intensité d'une radiation déterminée constitue le 

 procédé le plus simple et le plus sensible pour déterminer la température 



