VOL. 12 (1953) QUANTENBEDARF DER PHOTOSYNTHESE 357 



Studiengesellschaft in Berlin zu grossem Dank verpflichtet sind. Wir isoliertcn daraus 

 mit Interferenzscheiben und Filtern die Wellenlangen 366, 436, 480, 578 und 644 m/M. 

 Zur Belichtung der Manometergefasse wurde auf ihrem Boden eine viereckige Blende 

 abgebildet; 7/8 der Grundflache wurde dabei belichtet. Diese weitgehende Ausleuchtung 

 der Manometergefasse wurde dadurch ermoglicht, dass die Spiegel, die das Licht in die 

 Manometergefasse reflektierten, nicht mehr fest montiert waren, sondern sich synchron 

 mit den Manometergefassen bewegten. Dann konnte, trotz 7/8 Ausleuchtung, beim 

 Schiitteln der Gefasse kein Licht verloren gehen. Die neue Anordnung hat den Vorteil, 

 dass die Flachenintensitat bei gleicher Gesamtintensitat etwa 7-mal kleiner ist, dass also 

 die Wirkungen des Lichts bis zu hoheren Intensitaten linear bleiben. DieTrennung des 

 Lichtstrahls in 2 gleiche Telle geschah nicht mehr mit 4 Prismen, sondern mit einem 

 teildurchlassigen Spiegel, wobei die geteilten Strahlen mit Irisblenden bolometrisch auf 

 gleiche Intensitaten justiert wurden. Die neue Anordnung hat den Vorteil, dass Lage- 

 anderungen des Lichtbogens die Verteilung des Lichts auf die beiden Strahlen weniger 

 andern konnen, aber den (geringeren) Nachteil, dass die Teildurchlassigkeit der Spiegel 

 fiir die verschiedene Wellenlangen verschieden ist, sodass bei einem Wechsel der Wellen- 

 langen die beiden Teilstrahlen neu justiert werden mlissen. 



Messung der Lichtahsorption 



Zur Messung der Lichtahsorption wurde teils das Transmissionsactinometer, teils 

 die ULBRiCHT'sche Kugel nach der Vorschrift von Dresler^ benutzt, wobei auch die 

 Korrektion fiir die Mehrfach- Absorption mit monochromatischem Licht bestimmt wurde. 

 Wahrend der Absorptionsmessung wurde der in der Kugel montierte Trog wie bei der 

 Messung der Photosynthese bewegt. Da Actinometer und Kugel genau die gleichen 

 Absorptionen ergaben, wurde spater, aus Griinden der Zeitersparnis, der ULBRiCHx'schen 

 Kugel der Vorzug gegeben. War dabei die Absorption einer Zellsuspension zu gering, 

 so wurde die Suspension konzentriert, zum Beispiel auf das 3-fache und das 6-fache. 

 Mit Hilfe der 3 Punkte c = 0, c = 3 und c = 6 wurde dann eine Absorptionskurve 

 gezeichnet, aus der die gesuchte Absorption entnommen wurde. Dieses Verfahren wurde 

 zum Beispiel im griin angewandt, wahrend im rot und im blau die Absorptionen direkt 

 gemessen wurden, da sie hmreichend gross waren, wenn in die Versuchsgefasse 5 //.l 

 Zellen eingefiillt wurden. 



Gasgemische 



Da Sauerstoff und Stickstoff in den Stahlflaschen Spuren von Stickoxyden bilden 

 konnen, die fiir Zellen giftig sind, so empfehlen wir, sowohl bei den Kulturen, als auch 

 bei den Messungen, den Stickstoff durch Argon zu ersetzen. 



Schuttelgeschwindigkeit 



Wir haben beobachtet, dass es Chlorella gibt, die die fiir die Manometrie notwendige 

 grosse Schiittelgeschwindigkeit in langen Versuchen nicht gut vertragt. Wir schiitteln 

 deshalb bei den Bestimmungen des Quantenbedarfs diinner Zellsuspensionen die Mano- 

 metergefasse wahrend des grosseren Teils der Versuchszeit so langsam, dass die Zellen 

 eben in Suspension bleiben und schiitteln immer nur 3 Minuten lang vor der mano- 

 metrischen Ablesung so schnell, wie es die Manometrie verlangt. 

 Liter atur S. 3Sg. 



