( 270 ) 



OPTIQUE. — La focimétn'e photo gramme (rique en microscopie. 

 Note de M. V. Leuros, présentée par M. Marey. 



« Les constructeurs de microscopes et les micrographes ne sont qu'assez 

 pauvrement pourvus de moyens de détermination des constantes optiques 

 de leurs instruments; on sait, d'autre part, que l'appareil photoo^rammé- 

 trique connu sous notre nom constitue un instrument très maniable pour 

 la détermination pratique des constantes optiques des objectifs photogra- 

 phiques. Il nous a semblé qu'il suffirait d'en réduire l'échelle pour le 

 rendre applicable aux besoins de l'optique photographique. 



M Dans cette vue, nous avons fait appel à l'expérience du constructeur 

 Stiassnie, chef actuel de la maison Vérick. Les premiers essais tentés avec 

 son concours ont montré que, pour répondre à toutes les exigences ac- 

 tuelles de la pratique, la construction d'un instrument spécial n'est même 

 pas indispensable. La méthode est donc immédiatement à la portée de 

 tout laboratoire scientifique qui dispose, en dehors du microscope, d'un 

 cercle divisé horizontal donnant la minute. 



» Le microscope doit être inclinant et pourvu d'une vis micrométrique 

 à tête divisée, ainsi que de la sous-platine à crémaillère et pignon du con- 

 densateur Abbé. C'est cette sous-platine qui porte les systèmes optiques à 

 essayer, à l'aide de bonnettes appropriées qui se substituent au condensa- 

 teur. Ces bonnettes, de la forme générale des « diaphragmes à tube », 

 sont les seules pièces nouvelles nécessaires. Le microscope est armé d'un 

 objectif et d'un oculaire faibles, donnant ensemble un grossissement d'une 

 centaine de Ibis. Sur la platine est disposé un micromètre, la graduation 

 tournée en dessous vers la sous-platine. 



» Le microscope, ainsi préparé et incliné jusqu'à l'horizontale, est placé 

 sur la plate-forme supérieure du cercle divisé, en face d'une fenêtre ayant 

 des vues sur des objets éloignés, la sous-platine tournée vers l'extérieur, 

 le miroir rejeté en dehors du champ, qui doit rester libre. 



» Le micromètre est d'abord mis au point dans le microscope ordinaire 

 et les traits delà graduation sont orientés verticalement. A l'aide delà cré- 

 maillère de la sous-platine, et en observant dans le microscope, on met à 

 son tour au point, sur ce même micromètre, l'image des objets extérieurs 

 produite par le système optique essayé, de telle façon que limage d'une 

 verticale éloignée coïncide avec le trait central de la graduation. S'il s'agit 



