( 271 ) 



d'un objectif à immersion, il est dûment plongé dans son fluide d'immer- 

 sion. Dans un réglage idéal, le point nodal d'avant du système optique 

 essayé devrait, on ce moment, se trouver situé sur l'axe de rotation : on se 

 basera approximativement sur cette considération dans le placement du 

 microscope sur la plate-forme. 



V A l'aide du mouvement du cercle, l'image de la verticale choisie est 

 alors amenée successivement en coïncidence avec deux traits de la gradua- 

 tion, symétriques par rapport au trait central. Soient -il la longueur ainsi 

 interceptée sur le micromètre; 2a l'angle qui y correspond sur le cercle; 

 /la longueur focale cherchée. On a 



/=/"tanga, d'où f -— l l— / cota. 



•' ° •' langa 



» Comme, dans l'intérêt même de la sûreté de la lecture, on s'arrête 

 aux divisions principales du micromètre, la valeur de / sera généralement 

 exprimée par un nombre entier inférieur à dix; et, en employant une table 

 des cotangentes naturelles, la multiplication s'effectuera à vue. 



» La longueur focale ainsi trouvée est rapportée au point nodal d'arrière. 

 On déduira la position de ce |)oint nodal par rapport aux parties matérielles 

 de la monture de l'objectif essayé, en transportant cet objectif sur le tube 

 du microscope et en en déterminant la « distance frontale » à la manière 

 ordinaire, à l'aide de la vis micrométrique. 



» Pour les oculaires du type Huygens, qui ne donnent d'image réelle 

 extérieure que par une seule extrémité, c'est cette extrémité qui sera 

 tournée vers le micromètre. 



» La méthode pliologrammétrique de focimétrie comporte les causes d'erreurs sui- 

 vantes ; 1° écart entre le plan de l'image réelle fournie par le système optique et le 

 plan du micromètre; 2° erreur résultant pour la mise au point de ce système de ce que 

 le repère n'est pas à l'infini; 3° erreur provenant de ce que l'axe de rotation ne passe 

 pas par le point nodal d'avant du système ; 4" erreur pouvant provenir d'un écart laté- 

 ral de ce même système, par rapport au plan général de symétrie; 5° erreurs de gra- 

 duation et de lecture : a, du micromètre; p, du cercle. 



» La première de ces erreurs peut être rendue négligeable à la discrétion de l'ob- 

 servateur par l'application de la mise au point parallactique de M. Clarence E. 

 Woodmann, application réalisable ici par un déplacement imperceptible de l'objectif 

 du microscope d'observation sur un revolver. Les trois suivantes s'annulent également 

 par le choix d'un repère suffisamment éloigné. 



» Il n'en est pas de même des erreurs a et p, qui dépendent immédiatement du 

 degré de perfection matérielle de l'outillage usuel de la Science. En admettant l'ap- 

 proximation du millième de millimètre et de la minute pour l'ensemble des doubles 



