( 4o8 ) 

 spectres composés de raies assez larges ne permettant pas d'observer d'in- 

 terférences au delà de quelques mdliers de longueurs d'onde de différence 

 de marche. Il est probable que la température d'émission est extrêmement 

 élevée. I.a décharge est oscillante (même lorsqu'on n'a pas introduit de 

 self-induction dans le circuit) et ne dure qu'un temps extrêmement court, 

 rénerc'ie potentielle du condensateur est dépensée pendant ce temps et la 

 température produite est très élevée. L'introduction d'une self-induction 

 dans le circuit a ])our effet d'allonger la période, ainsi que la durée de la 

 décharge, et, par suite, d'abaisser la iem|jérature. On obtient alors des 

 spectres qui, comme l'a montré I\l. Hemsaleck ('), se rapprochent de 

 ceux que donne l'arc électrique, au point de vue de l'éclat relatif des 

 diverses raies; en même temps les raies deviennent moins larges, sans 

 cependant permettre l'observation d'interférence au delà de quelques 

 millimètres de diiiérence de marche. 



» Avec l'arc électiique, les raies ont encore une largeur notable. On 

 auemente beaucoup leur finesse en plaçant l'arc dans le vide. C'est d'ail- 

 leurs un fait assez général que tout accroissement de pression élargit les 



raies. 



» La production d'un arc continu dans le vide présenterait quelques dif- 

 ficultés à cause de la nécessité de rapprocher constamment les pôles, et de 

 la grande quantité de chaleur dégagée. Nous avons construit un appareil 

 qui permet d'obtenir un résultat équivalent. 



» Deux morceaux du métal à étudier sont reliés aux pôles d'une batterie d'accumu- 

 lateurs (60 volts); l'un d'eux, porté par une lame élastique, est animé d'un mouve- 

 ment oscillatoire, qui le fait venir en contact avec l'autre et l'éloigné aussitôt. A chaque 

 séparation, il se produit un arc, qui s'éteint, pour se rallumer au contact suivant; 

 comme le battement est très rapide, la lumière paraît continue. Sur le circuit est 

 intercalé un rhéostat et une self-induction (primaire d'une bobine de RuhmkorfT), 

 pour accroître l'étincelle de rupture. Le mouvement alternatif du pôle mobile est pro- 

 duit par l'attraction d'un électro-aimant sur une armature de fer. Tout l'appareil est 

 enfermé dans une enceinte close, dans laquelle on fait le vide ("). 



» Le plus souvent, il suffit que le pôle -+- soit fait du métal à étudier; le pôle — est 

 en fer recouvert de cuivre ou d'argent. 



» Pour les métaux très fusibles (sodium par exemple) on peut employer un alliage. 



(') Journal de Physique, 3" série, t. VIll, p. 653. 



(-) L'apj)areil dont nous nous sommes servis était en verre; M. Jobin s'est chargé 

 de construire un modèle définitif en métal, fermé par devant par une lame de verre 

 (ou de quartz, pour l'étude de l'ultra-violel). 



