( 4io ) 



longueur d'étincelle et le maximum de longueur d'étincelles en forme de 

 chenille qu'on peut obtenir avec une même bobine de Ruhmkorff, en faisant 

 varier l'intensité du courant envoyé dans le primaire de la bobine. La dé- 

 termination de la première limite (aigrette-étincelle) permet d'apprécier 

 la puissance, celle de la deuxième limite (étincelle-chenille) permet d'ap- 

 précier la rapidité. La constance de ces longueurs limites indique la régu- 

 larité. 



» Interruptedr Foucault. — Pour obtenir l'étincelle-chenille, il faut faire vibrer 

 la lige de l'interrupteur avec la plus grande rapidité possible. Pour de fortes intensités, 

 on est limité quant à la rapidité des interruptions, si l'on veut conserver leur régularité. 

 Lorsqu'on réduit alors la distance explosive, on passe de l'étincelle ordinaire à une 

 étincelle entourée d'une gaine de flammes sans atteindre l'étincelle-chenille. 



» Intehrupteur WeHiNELT a fil de platine. — L'emploi d'un long fil de platine rend 

 les interruptions irrégulières; pour des courants intenses, le fil rougit, la caléfaction se 

 produit, l'interrupteur cesse de fonctionner. Un fil court (i'"" à 3""') donne un inter- 

 rupteur rapide, régulier et ne se caléfîant pas. Il est toutefois difficile d'empêcher la 

 rupture de la soudure du platine au tube de verre qui le supporte, rupture d'autant 

 plus fréquente que le courant est plus intense. On retarde celte rupture sans l'éviter, 

 en garnissant la soudure d'une couche de mastic Golaz. Cet inconvénient empêche 

 l'interrupteur à fil de platine d'être durable. 



» Interrupteur Wehnelt sans électrode filiforme. — Deux, vases d'inégales grandeurs, 

 dont le plus petit est percé d'un ou plusieurs trous de i™™ à 2°"" de diamètre, dispo- 

 sés à l'intérieur l'un de l'autre, remplis d'une solution d'acide sulfurique au dixième 

 et contenant chacun une électrode formée par une lame de plomb, constituent un in- 

 terrupteur du genre Wehnelt. 



I) Ce dispositif a été indiqué récemment par M. Caldwell ('), puis par M. Simon {-). 



» Il y a intérêt à employer un vase percé du plus grand nombre de trous possible, les 

 trous ayant le plus petit diamètre possible. 



» En disposant trois vases d'inégales grandeurs, intérieurs les uns aux autres, per- 

 cés de trous à l'exception du vase extérieur et contenant chacun une électrode formée 

 d'une lame de plomb, on réalise un interrupteur pouvant fonctionner avec des difle- 

 rences de potentiel variables. Si le vase intérieur porte trois trous et le vase moyen 

 six trous, en employant 5o volts on fonctionne avec l'électrode intérieure et l'électrode 

 moyenne ; pour 1 20 volts, on se sert de l'électrode moyenne et de l'électrode extérieure ; 

 avec 240 volts, on utilise l'électrode intérieure et l'électrode extérieure. 



» Dégagement gazeux au sein de Vinterrapteur. — Dans l'interrupteur à fil de 

 platine, on recueille de l'oxygène au voisinage du fil tant qu'il y a électrolyse et que 

 l'interrupteur ne fonctionne pas. Dès que l'interrupteur fonctionne, un mélange déto- 

 nant d'hydrogène et d'oxygène se dégage au voisinage du fil. 



( ' ) Caldwell, The Electrical Review, t. XLIV, p. 887. 

 (^) Simon, Wicileinann' s An/ialen, t. LXVIII, p. S60. 



