( 648 ) 



conlinu d'électricité négative. Nous avons constaté qu'il en est de même 

 pour les rayons déviables du radium. Les rayons déviables du radium sont 

 chargés d' éleclricité négative. 



» Étalons la substance radioactive sur l'un des plateaux d'un condensateur, ce 

 plateau étant relié métalliquement à la terre; le second plateau est relié à un électro- 

 mètre ; il reçoit et absorbe les rayons émis. Si les rayons sont chargés, on doit observer 

 une arrivée continue d'électricité à l'électromètre. Cette expérience, réalisée dans 

 l'air, ne nous a pas permis de déceler une charge des rayons, mais l'expérience ainsi 

 faite n'est pas sensible. L'air entre les plateaux étant rendu conducteur par les rayons, 

 l'électromètre n'est plus isolé et ne peut accuser que des charges assez fortes. 



» Pour que les rayons non déviables ne puissent apporter de trouble dans l'expé- 

 rience, on peut les supprimer en recouvrant la source radiante d'un écran métallique 

 mince; le résultat de l'expérience n'est pas modifié ('). 



» Nous avons sans plus de succès répété cette expérience dans l'air en faisant péné- 

 trer les rayons dans l'intérieur d'un cylindre de Faraday en relation avec l'électro- 

 mètre (-). 



» On pouvait déjà se rendre compte, d'après les expériences qui pré- 

 cèdent, que la charge des rayons du produit radiant employé était considé- 

 rablement plus faible que celle des rayons cathodiques. 



■» Pour constater un faible dégagement d'électricité sur le conducteur 

 qui absorbe les rayons, il faut le mettre à l'abri de l'air, soit en le plaçant 

 dans un tube avec un vide très parfait, soit en l'entourant d'un bon dié- 

 lectrique solide. C'est ce dernier dispositif que nous avons employé. 



» Un disque conducteur MM {fig. i) est relié par la tige métallique t à l'électro- 

 mètre; disque et tige sont complètement entourés de matière isolante iii\ le tout est 

 recouvert d'une enveloppe métallique EEE qui est en communication électrique avec 

 la terre. Sur l'une des faces du disque, l'isolant/)/) et l'enveloppe métallique sont très 

 minces. C'est celte face qui est exposée au rayonnement du sel de baryum radifère R 

 placé à l'extérieur dans une auge en plomb (^). Les rayons émis par le radium tra- 



(') A vrai dire, dans ces expériences, on observe toujours une déviation à l'électro- 

 mètre, mais il est facile de se rendre compte que ce déplacement est un effet de la 

 force électromotrice de contact qui existe entre le plateau relié à l'électromètre et les 

 conducteurs voisins; cette force électromotrice charge l'électromètre grâce à la 

 conductibilité de l'air soumis au rayonnement du radium. 



(^) Le dispositif du cylindre de Faraday n'est pas nécessaire, mais il pourrait pré- 

 senter quelques avantages dans le cas où il se produirait une forte diffusion des rayons 

 par les parois frappées. On pourrait espérer ainsi recueillir et utiliser ces rayons dif- 

 fusés, s'il y en a. 



(^) L'enveloppe isolante doit être parfaitement continue. Toute fissure remplie d'air 



