( ^^70 ) 



)) Les eslhésiomètres sont généralement des corps permettant d'exercer 

 des pressions qui, d'abord imperceptibles, croissent progressivement. Une 

 première difficulté tient à la nécessité d'explorer des points et non des 

 surfaces de la peau, qui en des endroits très voisins n'a pas la même sen- 

 sibilité. Aussi peut-on critiquer pour cette raison les eslhésiomètres qui ne 

 remplissent pas cette condition ('). 



» Une autre difficulté tient à la mesure même de la pression réellement 

 exercée (^), étant donné que les corps à employer doivent être pointus et 

 déterminer des pressions commençant au-dessous de 1'°^. Frey a construit 

 un esthésiomètre qui consiste en un cheveu, avec l'extrémité duquel on 

 peut exercer des pressions d'autant plus fortes que son diamètre est plus 

 grand et sa longueur plus petite. On a mesuré empiriquement la force de 

 pression correspondant à chaque longueur du cheveu. Mais la résistance 

 de ce dernier étant en rapport avec le degré hygrométrique de l'air, cet 

 appareil ne constitue pas un étalon fixe. D'autre part, on peut obtenir des 

 pressions de grandeurs différentes avec la même longueur de cheveu, selon 

 que l'on arrête ou non la pression au moment où le cheveu plie; et, en 

 pratique, il est difficile d'apprécier rigoureusement ce moment. L'esthésio- 

 mètre de Bloch, construit sur un principe analogue, est passible de cette 

 seconde critique, outre qu'il exerce son action sur des surfaces. 



» Le principe de notre esthésiomètre est de mesurer le mode de sensi- 

 bilité avec des corps pointus et rigides qui n'exercent qu'une pression 

 égale à leur propre poids. 



» Pour cela, nous avons choisi des aiguilles en acier trempé ayant toutes une pointe 

 en acier sensiblement égale à j|-j de millimètre et dont les poids différents sont donnés 

 par le diamètre et la longueur. Ces aiguilles, dont la tête est en aluminium, traversent 

 un trou percé dans une petite bande d'aluminium et plus grand que leur diamètre. 

 Lorsqu'on dépose, sans vitesse appréciable, la pointe d'une aiguille tenue verticalement 

 sur un point cutané et que l'on abaisse la plaque d'aluminium jusqu'à ce que l'aiguille 

 soit maintenue dans son milieu, cette dernière n'exerce qu'une pression égale à son 

 poids, ou sensiblement égale à son poids, puisque la vitesse de chute de l'aiguille tend 

 à être nulle. 



(') Poids d'Aubert et Kammler, tubes élastiques à eau de Goltz et Bastelberger, 

 balance (baresthésiomètre) d'Eulenburg, balance de pression à mercure de Landois, 

 appareil à ressort et appareil à vent de Frey, esthésiomètre de Bloch, balance de 

 Stralton, etc. 



(-) Appareil à levier de Frey, balance de Dohrn; aiguille esthésiométrique de 

 Beaunis, mécanico-esthésiomélrique de Koubine, etc. 



