( 7^'i ) 

 comparaisons, au Bureau international des Poids et Mesures, qui ne laissent, 

 non plus, aucun doute sur l'invariabilité de cette constante. Les nombres 

 que j'ai publiés récemment, dans les Comptes rendus {*), sont donc rap- 

 portés, eux aussi, à la « définition officielle du mètre ». 



» Au surplus, mes résultats, concernant la raie XdoS du cadmium, 

 ne peuvent contredire, en quoi que ce soit, celui qui a été obtenu par 

 M. Michelson. 



» M. Michelson a employé, dans ses recherches, des lubes à électrodes intérieures, 

 émettant un doublet X5o8, composé d'une raie brillante et d'une raie faible. La lon- 

 gueur d'onde qu'il a obtenue, pour cette radiation, est très sensiblement celle de la 

 raie brillante. 



» La radiation X 5o8, émise par mes tubes, sans électrodes internes, est triple. Dans 

 les conditions de mes expériences, cette radiation se compose d'une raie simple et 

 d'un doublet égaux en intensité. Mes mesures se rapportent à la raie simple, la moins 

 réfrangible des trois raies composant le groupe. Il n'y a rien de surprenant, étant 

 donnée la différence de constitution de la radiation en question, fournie par le géné- 

 rateur de M. Michelson et par le mien, que nos résultats ne concordent pas. Cela 

 prouve que les raies simples observées par M. Michelson et par moi, dans le voisinage 

 de X5o8, ne sont pas les mêmes; voilà tout. 



» De fait, c'est la différence de constitution de la radiation X.5o8, fournie par les 

 deux genres de tubes, qui serait à expliquer, et c^ n'est d'ailleurs pas le seul point à 

 éclaircir. M. P. Chappuis, qui a préparé tous les tubes employés, au Bureau interna- 

 tional des Poids et Mesures, dans les déterminations de la mesure du mètre en lon- 

 gueurs d'ondes lumineuses, a cherché depuis, à diverses reprises, à obtenir des tubes 

 émettant une radiation verte identique à celle que M. Michelson a utilisée dans ses re- 

 cherches. Il n'y est parvenu que récemment et sans avoir pu nettement reconnaître la 

 cause de ses insuccès (-). 



» Je n'ai, quant à moi, jamais constaté aucune variation de ce genre, 

 dans la constitution des raies émises par mes tubes à vide, même après un 

 fonctionnement de plus de cinquante heures. Le vide parfait que l'on peut 

 y réaliser, grâce à l'absence d'électrodes, est très certainement une des 

 raisons de leur constance ( '). » 



)i. 



(') Comptes rendus, i°"' semestre 1900, p. 491 



(^) Publié avec l'assentiment de M. P. Chappuis. 



(^) L'expérience montre d'ailleurs que l'air enfermé dans ces tubes sous faible pres- 

 sion est absorbé, en quelques minutes, par le verre, sous l'influence de la température 

 et de la décharge. 



G. K., lyoo, 1" Semestre. (T. CXXX, N» 11.) 92 



