( 75o ) 



distance au plan horizontal. Il nous reste à voir maintenant comment on peut mesurer 

 les distances aux points verticaux dont la position dans l'objet sera comme s'ils passent 

 par un point de repère superficiel, ce qui est toujours possible. 



» Pour simplifier, on choisit le point de repère de manière qu'il soit dans un 

 même plan de front que le point étudié. On est sûr qu'il existera un point de repère 

 dans ce plan de front, si l'on dispose sur la surface de l'objet une ligne ininter- 

 rompue obliquement par rapport à la surface sensible (ce sera, par exemple, un fil de 

 plomb à ondulations irrégulières). Il s'agit maintenant de déterminer quel est le point 

 de cette ligne qui est situé dans le plan de front contenant le point étudié de l'objet. 

 Pour cela, les fils de l'appareil portent chacun un nœud dont on met l'image virtuelle 

 en coïncidence avec celle du point considéré (ce qui permet de connaître la coordonnée 

 verticale), puis on déplace le stéréomètre sans modifier l'écartement des fils, jusqu'à 

 ce que le nœud virtuel rencontre la ligne des points de repère. Le point de rencontre 

 est le point cherché. Par ce moyen, on peut en même temps déterminer les deux com- 

 posantes rectangulaires de ce mouvement, on a ainsi les données nécessaires pour 

 calculer les coordonnées cherchées. 



» Description. — L'appareil se compose du stéréomètre déjà décrit ( ' ), dont les fils 

 portent un nœud de repère au milieu. Ce stéréomètre est maintenu dans un premier 

 cadre dans lequel il ne peut se déplacer que suivant une directioEi perpendiculaire à 

 une ligne d'horizon : ce dernier cadre lui-même ne peut se mouvoir dans un second 

 cadre fixe par rapport aux épreuves que suivant une ligne d'horizon. Des règles 

 graduées en millimètres permettent de connaître la valeur de ces déplacements. De la 

 valeur de ces déplacements A et B et connaissant, en outre, la coordonnée verticale {h) 

 et la distance du tube à rayons X à la plaque (/), on déduit les coordonnées horizon- 

 tales par les relations suivantes : 



_ A(/-h) B(/-/0 



a-— ^, *=— y-- 



» Les avantages de cet appareil sont les suivants : 



» 1° Son principe est très simple, puisqu'il est basé uniquement sur les 

 déplacements de deux iîls parallèles; 



1) 2° Sa construction et son fonctionnement sont aussi très simples. Les 

 calculs, faciles -à. effectuer, sont basés sur des lectures de graduations 

 linéaires; 



» 3" La précision dépasse de beaucoup les besoins des applications mé- 

 dicales. M 



PHYSIQUE BIOLOGIQUE. — InJluence\anodique sur la conductibilité nerveuse 

 chez l'homme. Note de M. S. Leduc, présentée par M. d'Arsonval. 



n Influence sur la conductibilité pour les excitations électriques : Expé- 

 rience. — On place sur le neri une cathode fixe, sur les points à étudier des 



(') Comptes rendus, 19 avril 1899 (/oc. t(7.). 



