( 775) 

 siiim et de sodium, solutions pour lesquelles l'ionisation est à peu près 

 invariable, puisqu'elle est presque complète. 



» Les mélanges d'eau et de glycérine, permettant d'obtenir des varia- 

 tions considérables des quantités à mesurer, pourront être utilisées avec 

 avantage; mais, dans l'état actuel de nos connaissances, le principal effort 

 doit porter sur les mesures d'ionisation, qui sont encore bien difficiles à 

 effectuer et même bien incertaines quand on a affaire à un mélange de 

 dissolvants. » 



PHYSIQUE. -- Sur un thermomètre en quart:, pour hautes températures. 

 Note de M. A. Dlfour, présentée par M. J. Violle ('). 



« Depuis les travaux de l'habile physiciei anglais M. Boys, on sait tirer 

 le quartz en fds. Il en résulte que le quartz Jevient pâteux avant de fondre, 

 et j'ai pensé qu'on pourrait le travailler conme le verre ordinaire. Il fond, 

 en effet, à la pointe du chalumeau oxhydrique et se ramollit dans la 

 flamme. Je suis arrivé à faire des tubes en quartz et à rendre cette fabrica- 

 tion possible en conservant au corps toute si pureté. 



» Les applications du quartz ainsi travaiLé peuvent se partager en deux 

 groupes : celles où l'on utilise la propriété qu'il a d'être transparent et de 

 ne fondre qu'à très haute température, et celles qui nécessitent une enve- 

 loppe transparente de c.mposition définie et peu hygrométrique. 



» Le thermomètre en quartz est un, exemple dis premiers. Il est constitué par un 

 réservoir de quartz fondu et une tige de même natière (j'espère arriver à faire des 

 tiges suffisamment cylindriques). Il faut prendre conme liquide un corps que l'on puisse 

 avoir facilement pur, qui fonde à température relatvement basse, qui ne donne pas de 

 vapeurs sensibles au moins jusqu'au rouge, enfin qui se contracte en se solidifiant. 

 L'étain répond parfaitement à ces conditions. J'ai construit un thermomètre en quartz 

 à étain allant de 2/40° à 58o°. Comme le quartz ne se ramollit pas avant 1000° à 1200°, 

 il est possible de faire un thermomètre allant jusqu'à 900° au moins. Pour graduer ce 

 thermomètre j'ai utilisé les points fixes suivants : jbullilion du mercure et du soufre. 

 Le niveau de l'étain dans la tige est bien fixe dans ces deux cas. Pour aller plus haut 

 on pourrait prendre les jjoinls d'ébullition du cadnium et du zinc. 



» Je remplis le thermomètre par aspiration de l'étain fondu; j'y fais le vide aussi 

 complètement que possible et je le ferme au chalumeau. On enlève les dernières bulles 

 d'air en fondant l'étain et en donnant au thermomètre des chocs répétés. Si par hasard 

 l'étain entraîne une trace d'oxyde, celle-ci se colle au réservoir et y reste; le ménisque 



(') Travail fait au laboratoire de Physique de l'École Normale supérieure. 



