( II27 ) 



point de fusion est beaucoup plus élevé, j'ai dû apporter quelques modi- 

 fications à cet instrument. 



» Tout d'abord j'ai remplacé l'alcool par un liquide bouillant à une tem- 

 pérature très élevée; j'ai choisi l'acide sulfurique de préférence au mer- 

 cure, à cause de sa transparence; dans les expériences de surfusion, il 

 permet, au début, de suivre la fusion du corps et de s'assurer qu'elle est 

 complète; en outre, sa tension de vapeur étant très faible, il permet 

 d'opérer jusque vers 25o"-3oo". 



» Le refroidissement doit s'effectuer dans une enceinte à température 

 constante; j'ai employé une étuve de M. Schribeaux avec régulateur de 

 Roux, chauffée à So^-SS"; ou bien une étuve à eau modèle d'Arsonval, légè- 

 rement modifiée et permettant d'atteindre toutes les températures inter- 

 médiaires jusqu'à loo"; enfui une étuve de Wièsnegg en fonte avec régu- 

 lateur à mercure pour les températures comprises entre loo" et 200°. Je 

 me suis surtout bien trouvé de l'étuve à double enceinte de llegnault dans 

 la partie centrale de laquelle j'ai fait adapter une troisième enceinte 

 complètement fermée afin de mettre le thermocalorimètre à l'abri des 

 vapeurs du liquide eu ébullition, et noircie intérieurement au noir de 

 fumée. 



)) Un thermocalorimètre du modèle Regnault, renfermant une quantité 

 finie de liquide, ne peut servir que pour un intervalle déterminé de tem- 

 pérature et toujours pour la même température; je me trouvais donc 

 obligé d'employer un assez grand nombre d'instruments construits pour 

 une série de températures différentes; afin d'éviter cet inconvénient, j'ai 

 adopté le système à déversement du thermomètre à maxima de Walferdin. 

 A cet effet l'extrémité supérieure de la tige du thermocalorimètre se 

 termine par une pointe effilée et déverse le liquide dans une grande 

 chambre conique. 



I) En chauffant l'instrument à une température quelconque T, l'excès 

 d'acide sulfurique s'échappe par l'extrémité de la tige dans le réservoir, et 

 l'on peut effectuer une série d'expériences avec la même quantité de li- 

 quide et à une température légèrement inférieure à T. Veut-on opérer à 

 une température supérieure à T, il suffit de chauffer de nouveau le thermo- 

 calorimètre dans une enceinte à température plus élevée, afin de faire dé- 

 verser un peu plus de liquide; si au contraire on veut opérer à une tem- 

 pérature plus basse, on chauffe l'instrument de manière à remplir complè- 

 tement la colonne thermométrique, puis on le renverse rapidement et on 

 laisse refroidir; le liquide du réservoir pénètre peu à peu dans la tige peu- 



