( II28 ) 



(lanl le refroidissement, el l'on peut effectuer ries déterminations à une 

 température aussi basse qu'on peut le désirer. 



» Lorsque le thermocalorimètre subit de grandes variations de tempé- 

 rature, la conlracLion du liquide est telle que l'acide contenu dans la tige 

 pénètre entièrement dans le réservoir ihermométrique inférieur et qu'une 

 bulle d'air vient ensuite se loger dans l'espace annulaire. Pour éviter cet 

 inconvénient, j'ai fait souffler une série d'ampoules à la partie inférieure 

 de la tige au-dessous de la graduation, de telle sorte que l'instrument peut 

 suijporter sans le moindre inconvénient des variations de température de 

 plus de loo". De même j'ai fait souffler une petite ampoule à la partie su- 

 périeure de la tige thermométrique. au-dessus de la graduation, de manière 

 à éviter le déversement accidentel d'une petite quantité de liquide pendant 

 une série d'expériences, et faciliter ainsi les recherches à haute tempé- 

 rature. 



» Pour terminer la description de rinstrunieiit j'ajouterai que le réservoir calorimé- 

 trique est cylindrique et bouché à l'émeri, et que la tige est divisée en parties d'égale 

 capacité. Très habilement construit par M. Raoul Neveu, cet instrument pourra rendre 

 des services pour l'étude des liquides surfondus; il permettra également de déterminer 

 les chaleurs spécifiques des solides et des liquides à des températures très variables; il 

 me permet enfin de faire déterminer en ce moment dans mon laboratoire les chaleuis 

 spécifiques des dissolutions salines très concentrées à des températures voisines soit 

 de leurs points d'ébullition, soit de leurs points de solidification. » 



CHIMIE ANALYTIQUE. -- Nowel indicateur pour l' acidimétrie. Son application 

 au dosage de l'acide borique. Note de M. Jci>es Wolff, présentée par 

 M. H. Moissan. 



<( La détermination de l'acide borique dans les borates a présenté long- 

 temps de sérieuses difficultés, parce qu'il n'existait pas de procédé permet- 

 tant, en présence d'acide borique libre, de neutrahser l'excès d'acide mi- 

 néral ayant servi à mettre l'acide borique en liberté. M. Jones a résolu 

 heureusement le problème en neutralisant l'acide suifurique par un 

 mélange d'iodure et d'iodate, qui n'a pas d'action sur l'acide borique ('). 

 Plus récemment, M. Alfred Stock (-) a repris l'étude de cette réaction et il 

 a été conduit à lui faire subir quelques modifications. 



(•) Amer. Joiirn. of Science, t. VII, p. i47) el t. VIII, p. 127. 

 (-) Comptes rendus, t. CXXX, p. 5 16; 1900. 



