( 1290 ) 



» On a donc intérêt à donner aux miroirs un petit écart de rectangula- 

 rité pour éliminer les erreurs, le plus souvent systématiques, qui affectent 

 les pointés hétérogènes. 



» Cette description succincte suffit à faire comprendre le principe de 

 l'appareil et à montrer les ressources qu'il fournit pour varier les obser- 

 vations en vue d'éliminer certaines erreurs inhérentes aux dispositifs 

 ordinaires. 



» Je n'insisterai pas sur les méthodes de réglage et de mise en station 

 de l'appareil : il suffira d'indiquer les trois parties principales des opérations 

 à effectuer. 



» I. Réglage optique du système réflecteur. — \° Parallélisme des miroirs iS'Z à 

 l'axe de rotation TT; on l'obtient par réflexion normale et retournement sur les 

 tourillons ; 



» 1° Rectangularité approchée des miroirs par l'observation de l'image de la 

 pupille sur l'arête du dièdre nz suivant l'artifice bien connu des opticiens; 



» 3" Horizontalité de l'axe des tourillons à l'aide d'un niveau, ou mieux par réflexion 

 normale d'un réticule sur le bain de mercure et sur les deux miroirs préalablement 

 réglés, à l'aide d'un collimateur auxiliaire. 



» H. Réglage de V axe optique et du réticule de la lunette. — 1° Perpendicularité de 

 l'axe optique de la lunette sur l'axe de rotation TT ; on l'obtient par réflexion normale 

 et retournement des miroirs maintenus dans une position verticale (l'horizontalité 

 de la lunette n'est pas nécessaire, l'appareil conserve toutes ses propriétés pour des 

 inclinaisons très étendues du système réflecteur) ; 



» 1° Horizontalité du fil horizontal H du micromètre; lorsque le fil n'est pas paral- 

 lèle à l'arête du dièdre réflecteur, qui est rigoureusement horizontale, les images H' H" 

 font avec lui un angle double de l'erreur. 



M ni. Réglage astronomique. — Si la lunette et le système réflecteur sont soli- 

 daires (par installation sur une pièce mobile en azimut), on orientera l'axe optique 

 de la lunette dans le méridien en tournant l'ensemble de l'appareil de manière à 

 amener à la croisée des fils l'image d'une circumpolaire à son passage au méridien : 

 le cercle divisé solidaire des miroirs permet d'amener le miroir Z à l'inclinaison con- 

 venable. 



M J'ai l'honneur de mettre sous les yeux de l'Académie un modèle du 

 système réflecteur décrit ci-dessus avec lequel j'ai effectué toutes les études 

 préliminaires : un collimateur vertical placé au-dessus du miroir Z fournis- 

 sait une étoile artificielle zénithale. 



» Grâce à la bienveillance de notre confrère M. Lœvy, Directeur de 

 l'Observatoire, l'appareil a été mis en station dans l'une des coupoles de 

 la terrasse avec le concours de M. Bigourdan. 



» Les réglages ont été effectués de jour et de nuit sur divers astres; 



