( i3oi ) 



graphiques, cinq laitons, quatre maillechorts ; chaque série provenant d'une 

 même usine. 



» La courbe de la force électromotrice a été déterminée par cinq points, 

 l'une des soudures étant à o°, l'autre dans une enceinte maintenue succes- 

 sivement à la température d'ébullition de l'acétone (55°), de l'alcool pro- 

 pylique (ga"), de l'acétate d'amyle (i4o"), de l'orlhotoluidine (ig5°), du 

 benzoate d'amyle (260"). 



» La mesure des forces électromotrices a été faite par la méthode de 

 compensation de Poggendorfr, modifiée par Du Bois Reymond. 



» Le circuit principal comprenait un accumulateur et une résistance 

 de i35oo Q, environ en constantan; le circuit dérivé comprenait un galva- 

 nomètre Thomson de grande sensibilité et alternativement un élément- 

 étalon Clark, le couple thermo-électrique en expérience. Le rapport des 

 résistances interceptées sur le circuit principal par les deux extrémités de 

 la dérivation, suivant que le Clark ou le couple thermo-électrique entrait 

 dans le circuit dérivé, donnait directement le rapport des forces électro- 

 motrices du Clark et du couple. 



» Par un fractionnement convenable de la résistance de i35ooi2, la 

 résistance de compensation a pu être déterminée chaque f(tis très exacte- 

 ment par le déplacement d'un curseur sur un fd calibré. Les forces électro- 

 motrices mesurées ont varié entre i5 et 63oo microvolts. 



)) Des précautions particulières avaient été prises pour éviter dans le 

 circuit dérivé la production de forces électromotrices parasites, étrangères 

 à celle qu'il s'agissait de déterminer; les soudures du couple avec les fils 

 du galvanomètre, par exemple, étaient maintenues toutes deux à la même 

 température par une circulation d'eau, etc.; en outre, chaque observation 

 était immédiatement suivie de la mesure de la déviation que donnait au 

 galvanomètre le circuit dérivé fermé sur lui-même, le couple thermo- 

 électrique étant mis hors circuit. Celte déviation, traduite en micro-ampères 

 et multipliée par la résistance donnait la force électromotrice parasite à 

 ajouter, ou à retrancher, la force électromotrice brute observée. 



» Delà discussion des conditions expérimentales et des causes d'erreur 

 il résulte que l'erreur probable sur chaque résultat ne dépasse pas deux 

 microvolts. 



par M. E. Dumont {Comptes rendus, 7 mars 1898). Je tiens à remercier ici M. G. -Ed. 

 Guillaume, qui a bien voulu les mettre aussi à ma disposition. 



C. R., 1900, 1" Semestre. (T. GXXX, N» 20.) 169 



