( >587 ) 

 réfractaire, est placé verticalement dans un fourneau à gaz. Seule la 

 partie fermée par un ajutage à vis fait saillie au dehors. Un second tube 

 en fer CH, fermé en C, pénètre dans le tube laboratoire, ainsi qu'un piston 

 plongeur dans un corps de pompe. 



» Il laisse tout autour de lui un espace annulaire très étroit. Enfin, 

 un tube flexible F également en fer et de petit diamètre, met en communi- 

 cation l'intérieur du tube laboratoire avec la pièce SR {fig- 2), qui a pour 

 but de faire varier de quantités connues le volume total occupé par le 

 mercure, tant à l'état liquide qu'à l'état de vapeur. Cette pièce SR est 

 formée d'un cylindre en fer dans lequel pénètre par la partie inférieure un 

 piston plongeur à vis P. A la partie supérieure un fil de platine isolé O, 

 fournit un contact électrique dans le circuit d'une sonnerie, et sert aussi 

 de repère. 



» Cette partie supérieure est mise enfin en relation par le tube T avec la 

 pompe hydraulique munie d'un manomètre. 



» Dans ces conditions, le niveau du mercure étant toujours ramené au 

 repère électrique, le volume réservé au mercure et à sa vapeur dépend de 

 la position du piston à l'intérieur de l'appareil et varie d'une même ([uan- 

 tité à chaque tour de vis. 



» La pression est mesurée par un manomètre métallique de grande 

 dimension étalonné directement au manomètre à air libre de laTour Eillel. 

 La température est évaluée par un coiqîle thermo-électrique (platine- 

 platine rhodié^ étalonné dans l'eau, le soufre et le zinc à l'ébullition. Les 

 fils de ce couple traversent de petits tubes en porcelaine percés de deux 

 trous parallèles et disposés en chapelet à la suite les uns des autres dans 

 le tube en fer CH. 



» Lorsqu'on chauffe le mercure contenu dans le tube laboratoire, de la 

 vapeur se forme dans la partie inférieure; elle refoule au-dessus d'elle le 

 mercure dans l'espace annulaire très resserré, compris entre les deux tubes 

 métalliques; ce mercure forme ainsi une cloison liquide dont la partie 

 supérieure reste à la température de l'eau servant à refroidir les cuirs de 

 la fermeture, tandis que la partie moyenne de l'appareil oii se trouve la 

 soudure chaude du couple thermo-électrique subit la température maxima 

 de la partie centrale du fourneau à gaz. Quand le mercure se vaporise dans 

 celte partie, la gaine liquide qui reste soutenue dans l'espace annulaire 

 par l'effet de la capillarité, transmet dans le petit tube de fer F et dans la 

 pièce SR la pression correspondant à la température la plus élevée que 

 supporte l'appareil. 



c. R., 1900, I" Semestre. (T. CXXX.N- 24.) 207 



