( lOOo ) 



est sensiblement inférienr nn rnpport o.i/j dans lequel la surface radiante 

 était elle-même réduite. 



n La dilTérence des deux rapports s'est montrée plus nettement tran- 

 chée, bien que l'écIipse fût moins complète, dans l'expérience faite avec le 

 ballon-sonde que M. ïeisserenc de Bort avait eu l'obligeance de faire partir 

 de Trappes, le même jour dans l'après-midi, et qui a permis de mieux éli- 

 miner les perturbations provenant do notre atmosphère. 



» L'appareil emporté par le ballon élait un baro-thermo-actinomètre 

 enregistreur, très léger, construit spécialement pour ces sondages, et qui 

 donne, sur un même cvlindre enfumé, les tracés simultanés du baromètre, 

 du thermomètre et de l'artinomètre. 



» Je rappellerai que j'emploie comme actinomètre (') une boule en 

 cuivre rouge soigneusement noircie et contenant un thermomètre très 

 heureusement combiné par M. Richard : une spirale en cuivre mince, 

 remplie de toluène, est fixée par une extrémité; par l'autre, elle agit sur 

 une longue lige vorlirale logée elle-même dans l'axe d'un long tube en 

 aluminium portant la boule. Suivant que la spirale s'ouvre ou se ferme, la 

 tige axiale tourne dans un sens ou dans l'autre et fait monter ou descendre 

 le style inscripteur. Ce système est à la fois léger et robuste; et il supporte 

 bien le froid des hautes régions. On remarquera, d'ailleurs, que la boule 

 thermomélrique isolée, ravonnant, d'une part, dans une atmosphère 

 raréfiée et (_ relativement ) immobile à température bien définie, recevant, 

 d'autre part, les rayons solaires successivement par les divers points de sa 

 surface, est dans d'excellentes conditions pour les mesures actinomé- 

 Iriques. Un écran cylindrique à double paroi vient à époques déterminées 

 mettre la boule à l'ombre pour laisser le refroidissement aj^ir seid ; puis il 

 s'abaisse, les ravons du Soled frappent de nouveau la boule; et l'on trouve 

 inscrites sur la feuille de l'enregistreur toutes les données du problème. 



» Parti de l'observatoire de Trappes à lf^^^g'", le ballon s'éleva rapi- 

 dement et, après avoir traversé deux couches de cirrus marquées par deux 

 |)aliers de la courbe ihermométriiiue. il atteignit lo^oo mètres à i5''/|2"'. 

 puis il commença a descendre. Le thermomètre marquait alors — 55" et se 

 maintenait à cette température de i;)''49"' à i6''3'". De même l'actino- 

 mèlre restait sensiblement stationnaire à — 37", de i5''.>5'" à i6''3"'. Le 



(') \ lOLLE, Comptes rendus, l. C.\X\', p. 627, 1897; et Rapport du Comité 

 météorologique international, Réunion de Saint-Pétersbourg, p. .">i, tSgg. 



