( 7o8 ) 

 à celle du désensibilisateur. Ce prisme a pour résultat, tout en permettant 

 de diminuer à volonté l'intensité de la raie-témoin, de modifier sa couleur 

 en la rendant comparable à celle qu'on obtient avec les rayons qui tra- 

 versent le compensateur. * 



» L'objectif du spectroscope, qui peut se mouvoir dans un plan hori- 

 zontal, permet de régler la position de la raie spectrale. En M se trouve un 

 diaphragme traversé dans son milieu par un fil d'araignée vertical. Un petit 

 bec de gaz q, entouré d'une cheminée, porte une lentille qui concentre ses 

 rayons sur l'index de l'échelle et une lunette de Galilée, placée eu N, faci- 

 lite la lecture des divisions de l'échelle. Cette partie de l'appareil a été 

 exécutée par M. Dubosq avec son habileté ordinaire. 



D-. 



H 



te? 



H 

 K© 



"^^ A 



=!« 





M 



» 3° La deuxième partie de l'appareil est formée d'un chariot mobile sur 

 des galets, qui est commandé par un mouvement d'horlogerie à pendule 

 conique S. Sa course est de 17 centimètres et s'effectue en soixante et onze 

 secondes. Un appareil ingénieux, mù par deux fils, dont les extrémités 

 sont placées sous la main de l'opérateur, sert à embrayer l'engrenage du 

 chariot, dont le mouvement est indépendant de celui du pendule conique. 

 Ce moteur, construit par M. P. Dumoulin-Froment, est doué d'une grande 

 perfection. 



» Fil. — Le chariot porte à ses extrémités deux tiges horizontales et, a' 

 qui supportent le fil de platine. Au sortir de la flamme, une lige d'acier, 

 placée sur le même plan que les bras du support, empêche le fil de s'affais- 

 ser et le guide dans sa course. Le diamètre du fil de platine est de i milli- 

 mètre. 



» Brûleur. — Le brûleur se compose d'un bec Bunsen n à flamme plate 

 et muni d'un régulateur rhéométrique à gaz. Une disposition, pareille à celle 

 du pied qui supporte le témoin, permet un mouvement angulaire servant 



