( «79 ) 

 bration, au moyen d'un diapason entretenu électriquement, un des verres 

 de cet instrument, en choisissant un de ceux dont le déplacement entraîne 

 un déplacement correspondant de l'image. 



» Le verre que l'on doit faire osciller mécaniquement est l'objectif ou le 

 verre de l'oculaire qui renverse l'image, ou celui qui est placé contre l'œil. 

 L'objectif est difficile à faire mouvoir très-rapidement à cause de sa masse; 

 il est gênant de faire vibrer le verre qui touche l'œil et d'ailleurs son mou- 

 vement entraînerait dans l'image des déformations dues à ce qu'il présente 

 une forte courbure. Il est, au contraire, facile et commode de faire vibrer 

 le verre qui renverse l'image, c'est-à-dire le second verre compté à partir 

 de la partie de l'oculaire la plus proche de l'objectif. De plus, un très-petit 

 mouvement de celui-ci se traduit par une grande amplitude dans la vi- 

 bration apparente du point lumineux considéré. 



» Cette méthode a un autre avantage, c'est qu'il est possible en déplaçant 

 l'objectif de viser sur des corps vibrants situés à des distances plus ou moins 

 grandes, et d'étudier, par exemple, des corps vibrants à l'intérieur d'une 

 étuve, et en général de modifier, par la distance du corps vibrant, la relation 

 qui existe entre l'amplitude du mouvement apparent de l'image dû à la vi- 

 bration du corps et l'amplitude du mouvement dû à la vibration du dia- 

 pason. Aussi, quand on compare ces deux mouvements en les combinant 

 rectangulairement, on obtient des courbes lumineuses dont les dimensions 

 horizontale et verticale pourront présenter la relation la plus favorable à 

 l'étude jjrécise du mouvement considéré. C'est ainsi que l'étude optique du 

 mouvement des anches, impossible avec le microscope à objectif vibrant, se 

 fait avec la plus grande facilité. 



» L'appareil que j'ai l'honneur de mettre sous les yeux de l'Académie a 

 été construit l'an dernier par M. Dubosq, sur mes indications, et a été exposé 

 à Londres. J'en avais indiqué le principe, il y a quelquesaniiées, à la réunion 

 de l'Association helvétique à Genève; je l'ai réalisé depuis et je m'en suis 

 servi pour diverses études. Je lui ai donné le nom àe plionoptomètre. 



o Je ferai observer qu'il peut résoudre très-simplement le |)roblème de 

 la mesure de la vitesse des projectiles suivant la méthode indiquée par 

 M. Deprez dans la dernière séance. En efiet, si l'on regarde avec cet appa- 

 reil un point brillant dont l'image traverse le champ avec une grande vitesse, 

 cette image se convertit pendant la vibration du diapason en une ligne si- 

 nueuse que la persistance rend visible dans toute sa longueur, et le nombre 

 de sinuosités contenues dans le champ de rinstrun)ent permet d'obtenir 

 immédiatement la vitesse du point mobile. Il est facile de s'en assurer en 



I 12.. 



