( I2l3 ) 



éclairé que par le rayon extraordinaire, ce qui supprime les reflets toujours 

 difficiles à éviter, même avec des diaphragmes bien disposés. Mais la con- 

 struction du polariseur de M. Cornu est très-délicate, en raison de la double 

 section qu'il est nécessaire d'exécuter dans le rhomboèdre de spath pour 

 constituer d'abord le Nicol, et pour obtenir ensuite l'inclinaison des sec- 

 tions principales l'une sur l'autre. 



» J'ai pensé arriver bien plus simplement aux mêmes résultats, en as- 

 sociant à un analyseur quelconque (prisme de Nicol ou réfringent) une 

 lame épaisse de spath taillée parallèlement à son axe, sciée par le milieu 

 suivant l'axe, et dont les deux moitiés sont ensuite recollées, après qu'un 

 petit angle de 2 degrés environ a été enlevé sur chacune d'elles. Ce nou- 

 veau polariseur se compose donc d'un prisme de Nicol ou biréfringent, et 

 de cette biplaque de spath dont je place la face de séparation dans la sec- 

 tion principale du prisme. 



» Il semble que le saccharimètre doive maintenant se trouver réduit à 

 une simplicité extrême. Malheureusement la dispersion rotatoire du sucre 

 nécessite rem|)loi de la lumière monochromatique, car sans cela les deux 

 moitiés du champ d'observation sont différemment colorées. 



» J'ai fait plusieurs tentatives pour obtenir une lumière parfaitement 

 mouochromatiqiie suffisamment intense, mais je n'y suis pas parvenu, et 

 de plus j'ai reconnu que la seusibUité de mon polariseur rendait un succès 

 complet à peu près impossible. En effet, analysant avec un prisme très- 

 dispersif une flamme obscure de gaz entièrement brûlé et rendue éclai- 

 rante par un sel de soude, j'ai pu constater que, si l'intensité des rayons 

 jaunes était suffisante pour les observations, ces rayons se trouvaient ac- 

 compagnés d une très-forte proportion de rayons bleus qui nuisent consi- 

 dérablement à l'exactitude des mesures saccharimétriques, dans la parti(î 

 la plus importante de l'échelle, c'est-à-dire vers le point 100 degrés. J'ai 

 pu m'assurer ainsi que vers le zéro la sensibilité de l'instrument permet 

 d'observer une rotation d'e i ou 2 minutes imprimée à l'analyseur, mais 

 que cette sensibilité est considérablement diminuée lorsqu'on interpose sur 

 le trajet des rayons lumineux une substance possédant, comme le quartz ou 

 le sucre, un très-grand pouvoir rotatoire. 



» .l'ai réussi à me rendre indépendant de l'imperfection de l'éclairage en 

 achromatisant la dispersion rotatoire de la colonne sucrée par une épais- 

 seur équivalente de quartz, et j'ai utilisé de nouveau l'ingénieux compen- 

 sateur de rotation de Soleil. J'ai donc conservé les coins de quartz formant 

 une plaque perpendiculaire à l'axe d'épaisseur variable, et j'ai reconnu 



