o80 Instrumente, Präparatious- u. Conservations-Methoden. 



oder Gefässbündels wird die Eintheilung nach den Hauptclassen 

 der in Betracht kommenden Pflanzen gemacht, also 1) Moose mit 

 rudiraenttiren Gefiissbündeln, 2) Gefässkryptogamen, 3) Blonoko- 

 iyledoneu, 4) Dikotyledonen^ 5) Gymnosjiermen {Cycadeen und Coni- 

 ■fereii). Die Gnetaceen scheinen ganz ausgeschlossen zu sein, doch 

 wird Ephedra bei Besprechung der Rinde erwähnt. Ein besonderes 

 kleines Kapitel ist noch den innerhalb des Gefässbündels auf- 

 tretenden, Luft oder eigenthümliche Säfte führenden Canälen oder 

 Gängen gewidmet. 



Der dritte Abschnitt wird enthalten : Untersuchungen über die 

 vegetativen Organe der höheren Gewächse, und der vierte: Unter- 

 suchungen aus der Entwickelungsgeschichte: es wird dann also 

 eine gründliche Bearbeitung der pflanzlichen Histiologie und Anatomie 

 dem unermüdlichen Fleisse des Verf. zu danken sein. 



Möbius (Frankfurt a. M.). 



li, Ueber eine allgemeine Verbesserung am 

 Mikroskop, (Archiv für Anatomie und Physiologie. 

 Physiologische Abtheilung. 1895. p. 553 — 559.) 



Verf. beschreibt ein von L e i t z (Wetzlar) angefertigtes Ocular, 

 bei dem sich in der Diaphragmenebene eine Irisblende befindet, so 

 dass das Gesichtsfeld innerhalb weiter Grenzen beliebig eingeengt 

 und erweitert werden kann. Er hat sich durch Versuche davon 

 überzeugt, dass nach Einengung der Iris Einzelheiten im Object 

 sofort in die Augen fielen, welche zuvor unbemerkt geblieben 

 -waren. Da eine Verbesserung der Definition des Mikroskops und 

 eine Ermüdung des Auges hierbei aus verschiedenen Gründen nicht 

 in Frage kommen kann, so nimmt Verf. an, dass das bessere Er- 

 kennen der Details als eine Folge der Concentration der Aufmerk- 

 samkeit auf einen kleinen Tlieil des Gesichtsfeldes zu betrachten ist. 



Zimmermann (Berlin). 



EelireiiS, VV., Mikroskop tisch mit Irisblende von 

 Meyer u. Co. in Z ü r i c h. (Zeitschrift für wissenschaftliche 

 Mikroskopie. Bd. XII. 1895. p. 292—295.) 



Bei dem sich im Allgemeinen dem Z ei ss 'sehen Typus an- 

 schliessenden Mikroskop ist an der Unterseite des Objecttisches eine 

 Iiisblende angebracht, deren Lamellen wie bei den Iriscylinder- 

 blcndungen von Zeiss etwas gewölbt sind, so dass die durch sie 

 erzeugte Blendenöffnung mit der oberen Fläche des Objecttisches 

 etwa in gleicher Höhe liegt. Unterhalb dieser Irisblendung befindet 

 sich der durch Trieb auf und abwärts zu bewegende Beleuchtungs- 

 apparat, dessen beide Theile, Irisblendenträger und Condensorträger, 

 jeder für sich seitlich hervorgeklappt werden können und beim 

 Zurückschlagen in eine Einschnappvorrichtung einspringen. Verf. 

 hat sich durch Versuche von der leichten Handhabung des be- 

 scluiebenen Instrumentes überzeugt; er hält es aber für bedenklich, 

 dass die Irisblende, die sehr der Gefahr der Beschmutzung durch 

 Immersionsül, Keagentien oder dgl. ausgesetzt ist, nicht aus dem 

 Tische herausgezogen werden kann. Zimmermann (Berlin). 



