Instrumente, Präparations- u. Conservations-Methoden. 



381 



Schiemenz, P., Die neuen Zeicbenoculare von Leitz. 

 (Zeitschrift für wissenscliaftliche Mikroskopie. Bd. XII. 1896. 

 p. 289—292.) 



Die neuen Zeicbenoculare stimmen mit den gewöhnlichen Arten 

 der Camera lucida insofern überein, als bei ihnen das mikroskopisclie 

 Bild direct gesehen wird, die Zeichenfläche aber nacli zweimaliger 

 Reflexion. Die letztere wird, wie aus i 



der nebenstehenden Figur ersichtlich ist, 

 durch ein einziges Prisma bewirkt, das 

 wir uns aber aus 2 gleichschenkeligen ^i — 

 Dreiecken zusammengesetzt denken |p 

 könnenc Bei der einen Art von Zeichen- 

 ocularen würden dann die paarweise 

 gleichen Winkel dieser Prismen 45 und 

 51 ^ betragen, und es muss in Folge 

 dessen, wenn ohne Verzerrung gezeichnet 

 werden soll, die Zeichenfläche um 12^ 

 geneigt werden. Bei der zweiten Art 

 von Zeichenocularen sind die Winkel 

 so bestimmt, dass man auf horizontaler 

 Zeichenfläche ohne Vei'zerrung zeichnet, 

 wenn das Mikroskop derartig umgelegt 

 ist, dass der Tubus um 45 '^ gegen die 

 Horizontale geneigt ist. 



Die Zeicbenoculare unterscheiden 

 sich nun aber von den bisher üblichen 

 dadurch ganz wesentlich, dass bei ihnen 

 das Prisma fest mit einem Ocular ver- 

 bunden ist. Der Apparat ist in Folge dessen sofort nach dem' 

 Einschieben in den Tubus zum Gebrauch fertig , er braucht 

 nicht erst centrirt zu werden und kann auch während des 

 Gebrauchs nicht verschoben werden. Soll etwas Licht von der 

 Zeichenfläche abgeblendet werden, so geschieht dies mit Hilfe eines 

 grauen Glasplättchens, das in einen unter dem Prisma befindlichen 

 Falz hineingeschoben werden kann. Eine Abblendungsvorrichtung 

 für das mikroskopische Bild ist dagegen nicht vorgesehen. Diese 

 lässt sich ja auch leicht mit Hilfe des Spiegels oder der Irisblendung 

 erreichen, 



Zimmermann (Berlin). 



Kaiser, W., Die Technik des modeinen Mikroskops. Ein Leitfaden zur Be- 

 nutzung moderner Mikroskope mit besonderer Berücksichtigung der Unter- 

 suchung-en auf dem Gebiete der Bakterioskopie. Mit einem Vorworte von 

 11. Heg-er. 8". IV, 227 pp. 180 Figuren. Wien (M. Perles in Comni.) 

 1896. M. 4.— 



Kutscher, Zur Rotzdiagnose. (Zeitschrift für Hygiene. Bd. XXI. 1896. Heft 1. 

 p. 156—164.) 



Priiisen-GeerligS, H. C, Einige chemische Sojabohnenpräparate. (Chemiker- 

 Zeitung, Jahrg. XX. 1896. No. 9. p. 67.; 



Rlninibler, L., Zur Einbettung kleiner Objecte. (Zeitschrift für wissenschaftliche 

 Mikroskopie und für mikroskopische Technik. Bd. XII. 1896. p. 312.) 



