382 



Instrumente, Präparations- und Conservations-Methoden. 



fliesst unten beim Oeffnen des Hahnes vollständig klare Agar- 

 lösung ab 



sofort in sterilisirte Reagenzgläser vertheilt 



zum Versande von Wasserproben für die 

 bakteriologische Untersuchung. (Ibid. No. 21. 

 p. 645—651.) 



III. Bujwid, 0., Eine einfache Filtervorrichtung zum 



Filtriren sterilisirter Flüssigkeit. (Ibid. Bd. IX. 

 No. 1. p. 4—5.) 



IV. Kamen, L., Ein neues Culturgefäss. (Ibid. Bd. IX. 



No. 5. p. 165—167.) 



I. Da reines Agar-Agar neuerdings auch als Substrat bei 

 Algenculturen Verwendung findet, sei hier mit wenigen Worten 

 einer Vorrichtung gedacht, die die Herstellung eines vollständig 

 klaren Nähragars ermöglicht. Dieselbe besteht aus einem flaschen- 

 förmigen Blechgefäss, das an seinem oberen Ende mit einem durch- 

 bohrten Kautschukpfropfen verschlossen ist, an seinem Boden aber 

 in eine mit Hahn versehene Rohre ausläuft. Dieses Gefäss ist in 

 ein grösseres Blechgefäss eingesetzt, welches mit Wasser gefüllt 

 ist und wie die alten Heisswassertrichter mittels eines seitwärts 

 absteigenden geschlossenen Rohres erhitzt wird. Das Innengefäss 

 wird ca. 10 cm hoch mit Verbandwatte angefüllt, durch die 

 Bohrung des Pfropfens eine Glasröhre gebracht und an dieser 

 ein Kautschukgebläse befestigt. Giesst man nun auf die Watte 

 die rohe Agarlösung und setzt man alsdann das Gebläse in Gang, 

 so 



und kann 

 werden. 



II. Da bacteriologische Untersuchungen von Wasser, wie sie 

 sich so häufig besonders beim Militair nöthig machen, vollkommen 

 werthlos sind, wenn die Wasserproben in nicht sterilisirten, schlecht 

 verschlossenen und hohen Sommertemperaturen auf dem Transport 

 ausgesetzten Gefässen versandt werden, hat P. einen Apparat her- 

 stellen lassen, der ein leichtes Füllen, einen fehlerfreien Verschluss 

 und einen von allen äusseren Zufälligkeiten unabhängigen billigen 

 Versand ermöglicht. Der Apparat besteht aus 3 Haupttheilen, 

 dem Wasserbehälter, der dasselbe aufnehmenden Metallhülse und 

 einem Eiskasten. Die Wasserbehälter sind mit flachem Boden 

 einerseits versehene, in Capillaren andererseits ausgezogene Glas- 

 röhren (2,5 cm Durchmesser). Die Capillaren sind am Ende 

 rechtwinklig umgebogen und werden, nachdem das Gefäss zur 

 Rothgluth erhitzt war, zugeschmolzen. Zur Füllung braucht man 

 dann nur unter dem Spiegel des zu untersuchenden Wassers die 

 Spitze der Capillare abzubrechen, worauf ohne Weiteres das 

 Wasser einströmt, bis es etwa 2 /s des Gefässes füllt. Sofortiges 

 Zuschmelzen der Capillare bildet einen sicheren Verschluss. Pennal- 

 förmige Blechgefässe , zum Theil mit Watte gefüllt , sind zur 

 Aufnahme der Glasröhren bestimmt und werden in passende, aus 

 Zinkblech hergestellte Eiskasten, in denen besondere Vorrichtungen 

 zum Festhalten vorhanden sind, eingesetzt. Zwischen die Blech- 

 hülsen bringt man Holzwolle und Eisstücke. Derartige Apparate 

 w r erden mit genauer Füllungsvorschrift der Garnison zugesandt, 



