ÉTOVE A DESINFECTION 



PAR CIRCULATION D'UN COURANT DE VAPEUR SOUS PRESSION 



Par mm. 

 L. VAlLLAlll) BESSOX 



Médecin principal. Médecin aiile-riiajor, adjoint an Inljoratoire 



professeur du Val-de-Gràce. de bactériologie. 



C'est un fait acquis eu matière de désinfection que la vapeur 

 d'eau sous pression représente le moyen le plus énergique pour 

 la destruction de toutes les matières virulentes. Les appareils 

 qui utilisent la vapeur d'eau à 100° peuvent rendre des services, 

 à la condition qu'ils en assurent l'exacte pénétration dans 

 tous les points des objets à désinfecter; à cet égard, beaucoup 

 des modèles usités n'offrent pas les garanties désirables : ils 

 n'assurent pas toujours l'exacte évacuation de l'air, et laissent 

 par suite se produire des inégalités de température qui conduisent 

 à des mécomptes faciles à éviter avec les étuves à vapeur sous 

 pression. Ainsi s'explique la préférence dont les dernières ont 

 été l'objet en divers pays, particulièrement en France. 



Mais ces étuves à vapeur sous pression n'en comportent pas 

 moins de sérieux inconvénients : leur complication d'abord, qui 

 en fait de véritables machines, ne pouvant être confiées à des 

 mains inexpérimentées ; ensuite, et surtout, leur prix très 

 élevé. Ces considérations ne sont pas de celles dont on puisse 

 se désintéresser. 



La vulgarisation de la désinfection est une nécessité impé- 

 rieuse pour la prophylaxie des maladies infectieuses. Mais, en 

 vérité, il est difficile de vulgariser une pratique qui exige un 

 matériel dispendieux et compliqué. Il faut simplifier l'outillage 

 et le rendre peu coûteux. 



En l'état des choses, et vu l'incontestable supériorité de la 

 vapeur sous pression, il y avait donc intérêt à chercher la for- 

 mule la plus simple pour une étuve agissant par ce moyen, puis 

 à construire sur cette donnée un appareil présentant les qualités 



53 



