DES OBSERVATIONS AZIMUTALES. 175 



sorte quo, si on vise avec la lunelle do ('instrument clans 

 cede direction, on obtienl, dans celto lunetle, une image dos 

 filsdu collimaleur, qui se forme au foyer exaclcmenl comme 

 si cos ills elaient places a l'infini. Quand on amene l'image 

 de la croisce des fils collimaleurs, sous cello des ills de la 

 lunette d'obscrvalion, on est sur alors que l'axe oplique de 

 la lunette d'observation est, sinon dans le prolongement 

 dc l'axe oplique du collimaleur, du moins parallolc a cet 

 axe. 



Pour obtcnir la collimation avcc un collimaleur, on opere 

 dela maniere suivanle : 



On pointe d'abord la lunette de l'alt-azimut sur le colli- 

 maleur, qui est a pcu pies horizontal, ot que, pour fixer les 

 idoes, nous supposerons au nord. Le pointe etanl fait avec 

 soin, ont lit la division correspondanle du limbe azimutal, 

 puis on fait lournor la lunette autourdc son axe horizontal, 

 de maniere que 1'objeclif qui etait au nord so trouve au 

 sud; on decale ensuito le cerclc azimutal et on fail lournor 

 1'instrument autour de son axe vertical, jusqu'a ce que Ton 

 ait ramene l'axe oplique de la lunette sur le collimatcur. 

 Cede rotation de l'inslrument devra eUre cxaclement de 

 180° si la collimation est nulle, mais s'il existe une collima- 

 tion, la rotation sera de 180° plus ou moins le double de 

 Tangle de collimation, et cctte rotation, connue par une 

 scconde lecture du limbe azimutal, fera, par consequent, con- 

 nailre la collimation. 



Dans eelte maniere d'operer, il est facile de voir que, si 

 la graduation du limbe azimutal eslexacte, on aura exacte- 

 ment la collimation quelle quo soil l'excenlricile de ce limbe, 

 pourvu que les lectures qui donnent la rotation soicnl faitos 

 a la fois par deux verniers ou deux microscopes opposes. 



Mais si la graduation n'est pas exaclc, on aura une erreur 

 sur la collimation. On pourra faire disparailre cette erreur 



