BBS OBSERVATIONS AZ1MUTALES. 177 



ment pour qu'il en soil ainsi, fait connailre le double de 

 la collimalion, el le sens de la rotation, le signe de cette 

 erreur. 



Dans cette seconde maniere d'operer, les erreurs de gra- 

 duation ne sont pas tant a craindre que dans la premiere, 

 puisque les erreurs sur les arcs de 180° sont eliminees, et 

 puisque la quantile de la rotation qui est Ires petite se 

 trouve aisement mesuree d'ailleurs par les microscopes, 

 abstraction faile de la graduation de l'inslrumcnt. 



Nous ferons remarquer, que d'apres ce qui precede, la 

 combinaison de 1'cmploi d'un seul ou de deux collimaleurs, 

 peut etre employee a l'etude des erreurs de graduation du 

 cercle azimutal pour les arcs de 180 degres. 



Nous avons vu precedemment qu'il etait utile, pour la 

 determination de la difference de diametre des tourillons de 

 l'axe horizontal de la lunette, que cet axe put 6tre renverse , 

 e'est-a-dire que Ton put placer le tourillon de droite sur Ic 

 coussinel de gauche et inversement. Lorsquc rinslrument est 

 ainsi dispose, on peut uliliser aussi lc renversement pour la 

 determination de la collimalion, a l'aide d'un seul collima- 

 teur. Supposons en effel que la lunellc soit poinlec sur ce 

 collimateur, 1'inslrument elant parfaitement cale. Si la colli- 

 malion est nulle apres le relournement de l'axe, la iunelfe 

 sera encore poinlec sur le collimateur, maissil y a collima- 

 lion, il faudra faire tourner le limbe azimulal du double de 

 la collimalion pour relablir ce pointe. 



Ce procede^ est loulefois moins bon que celui des deux 

 collimaleurs, parce que, dans l'operalion deretournement, Ic 

 poidsdes appareils peut donner lieu a des accidents et a un 

 changemenl de la collimation. II est done totijonrs bon que 

 les grands instruments soient munis de deux collimaleurs. 



Quant on determine la collimation par retoui nement de 

 l'axe hoiizonlal, on peut sc passer de collimaleurs el faire 



12 



