DES OBSERVATIONS AZIMUTALES. 39 



et il sera facile soil de rectifier la position de ce prisme, 

 soil de lenir compte de sa variation. 



Au lieu de faire reflechir les fils de la lunette de i'ins- 

 trument sur Tune des surfaces de l'objectif, comme l'a 

 propose M. Porro , on pcut egalernent les faire reflechir 

 sur 1'anneau qui maintient 1'objeclif, pourvu que la surface 

 intcrieurc de cet anneau apparliennc a unc surface spheri- 

 que ayant pour rayon de courbure la distance focalc de 

 l'objectif. Pour cvitcr d'aillcurs les difficultes (Fekeculion, 

 l'objectif pourrait £tre plus ou moins eloigne dans cct 

 anneau et fixe au point ou son foyer coinciderait avec Ic 

 centre de courbure de la surface interne do l'anncau. Par 

 la on evitcrait la difficulle de donner a l'une des courbures 

 de l'objectif cxactcmcnt la distance focale. 



La reflexion des fils sur eux-memes par l'objectif, offrc 

 l'a vantage de pouvoir changer a volonle de reticule sans 

 changer la collimalion; on peut done employer des fils de 

 grosseur variable, suivant les grossisscments que Ton 

 emploic, sans pour cela determiner chaque fois la collima- 

 tion. 



Le collimateur C dont nous venous de parler est avanta- 

 gcux non seulement pour s'assurer de la Constance de la 

 collimalion, mais encore pour augmenter la precision de 

 la determination de cette erreur lorsqu'on vise aux deux 

 collimateur opposes; son axe optique definissant l'axe de 

 rotation de la lunette. Nous reviendrons plus loin sur cc 

 sujet. 



De Vaberralion diurne. 



Outre les erreurs dues aux instruments, il y a encore une 

 autre cause d'erreur sur les observations azimulalcs. Cette 

 erreur provient du mouvement diurne de la terre combine 

 avec le mouvement de la lumiere, et porte le nom d'aberra- 

 tion diurne. 



