DES OBSERVATIONS AZIMUTALES. 217 



situation des lim!)es de l'inslruraent et specialement colic du 

 limbe ozimutal. 



Pour cnrcgistrcr la situation du limbe azimutal dc I'all- 

 aziniut en un instant donne, il suffit d'elablir en dehors de 

 I'inslrumcnt un chariot N porlant unc pointe fine tel que 

 les appareils dccc genre que Ton ernploic dans les machines 

 a graduer pour tracer un trait delie sur une regie, apres 

 que la vis micrometrique a amene ce charriot dans la posi- 

 tion convcnablc. 



Le mouvement de la pointe du chariot N doit elre dirige 

 vers le centre du limbe azimutal de l'instrumenl. 



Cela pose, apres avoir cale sensihlcment l'all-azimut sur 

 un aslre, on amene dans la direction du chariot N, dont les 

 guides sont solidcment fixes sur un pilier P in dependant 

 de 1'instrumcnt, un arc de cerclc M tournant autour de l'axe 

 vertical dcl'alt-azimut, el onarreMcforlonienlcclarc de circle 

 sur le limbe azimutal, a 1'aide de vis de pression, de sorle 

 qu'il suive desormais le mouvement azimutal de la lunette. 



Cet arc de cercle M est recouvert d'une plaque de metal 

 poli, et le lout est dispose de telle sorle, qu'en i'aisanl moii- 

 voir Ic chariot N, un trait delie est trace sur cellc plaque, 

 un Ires petit mouvement du chariot N clanl d'ailleurs suflisanl 

 pour que ceresullat soil obtenu et le chariotN rappeleensuite 

 a sa place par un rcssort. Enfin un microscope O supporle 

 par le pilier P, sur lequel sont, comme nous 1'avons deja 

 dit, fixes les guides du chariot N, est joint a l'appareil. Ce 

 microscope est dispose de maniere a permeltre de voir le 

 trait trace par le chariot N aussitut que ce trait vicnt d'etre 

 marque, el il est assez eleve au-dessus de la plaque pour 

 ne pas gener le mouvement de la pointe du chariot N. 

 Dans le microscope sont deux fils croises supportes par 

 un micrometre, qui permel de les pointer sur le trait. 



II est maintenant facile de comprendre Ic jeu du sysleme. 



