230 de l'emploi 



rienrement par un cone tronque, roulant dans un tone ou 

 mieux une pyramide tronquec (riangalaire, mais a laisser 

 cvlindrique la parlie superieure frollanle. Cede parlic supe- 

 rieure entrcrait dans un prisme triangulaire, et serait pous- 

 see par un ressort dans I'un des angles de ce prisme. La 

 stabilite de l'axe serait alors tres grande, et il ne pourrait 

 intervenir pour produire des changements de direction de 

 l'axe que les defauts decylindricile, de conicite, et Tangle 

 des axes du cone et du cylindre frottants. 



Les changements de direction qui peuvent en resulter 

 pour l'axe pourront alors etre etudies dans chaque situation 

 du limbc alidade par rapport au limbe gradue, a I'aide 

 d'un collimateur pointant sur un bain de mercure et 

 place dans l'axe vertical ou a cote de cet axe et pa- 

 rallelement a lui. La situation du collimateur dans l'axe 

 m6me est preferable, d'abord parce que le bain de mer- 

 cure ne devra pas 6tre aussi grand que si ce collimateur 

 etait excentrique, et de plus parce que les lectures pourront 

 avoir lieu dans toutes les situations de l'instrument, sans que 

 Ton soit jamais g6ne par ses pieds-supporls. 



Pour placer le collimateur dans l'axe vertical lui-m£me, 

 il faut supprimcr la pointc placee a la partie inferieure de 

 cet axe et qui, portant sur un ressort, annulle une partie 

 du poids de l'inslrument. Mais cet allegement peut egale- 

 ment avoir lieu en placant vers le milieu de l'axe un 

 deuxieme c6ne renverse comme celui de l'extremile infe- 

 rieure. Ce second cone entrera dans une pyramide tronquee 

 triangulaire, qui ne sera nullement fixe et que des ressorts 

 ou des contrepoids pousseront de bas en haut, sans excrcer 

 d'action laterale appreciable. L'axe pourra alors elre creux, 

 ses extremiles seront degagees, 1'infericure pourra recevoir 

 une lentille el la superieure des fils croises et un oculaire. 



Par des mouvements de rappel, on pourra fairc varier la 



