DES OBSERVATIONS AZIMUTALES. 231 



position do ces fils cioises dc manierc a rendre l'axe 

 optiquc du collimateur (qui est determine par la croisec do 

 ces fils et ie centre optiquc de l'objeclif) parallelc a l'axe de 

 rotation. 



Au-dessous de ce collimateur sera dispose un bain de 

 niercure (a). L'oculaire de ce collimateur est forme d'un 

 microscope compose. Entre ce microscope et les fils est 

 placee une lame de vcrre plane, transparenteeta faces sen- 

 siblement parallclcs. A l'aide de cette lame, on reflechit 

 vers les fils la lurnierc d'unc lampe assez voisine dc la lame 

 pour que les rayons retlechis tombent sur toutc la surface 

 de l'objeclif (condition indispensable pour que tout l'objeclif 

 soil employe, sans quoi on pourrait avoir des crreurs), On 

 voit alors dans le microscope compose, et a Iravcrs la lame 

 Iransparente, les fils du collimateur el leur image reflecbie 

 par le bain de mercure. La croisee dc ces fils doit coincider 

 avec son image lorsque l'axe optiquc est vertical. Oulre 



(a) II faut employer des bains rectangulaires de 30 a 40 centi- 

 metre de c&te\ On a toujours alors de belles images, comme me 

 la prouve 1'experience, meme quand de petits bains circulaires 

 sont tres agites par les oscillations du sol. On peut poser le 

 bain directement sur le sol ; mais il faut l'abriter contre les 

 courants d'air. 



Dans les lieux ou, par suite des trepidations du sol dues aux 

 Voitures, comme a Paris, par exemple, oil les poinles sur le 

 bain de mercure ne peuvent avoir lieu a toutes les heures du 

 jour, on pourrait, apres avoir pointe sur le bain de mercure a 

 un instant de la nuit oil il y aurait tranquillity, disposer un 

 miroir sur des visdecalage au-dessus de ce bain et amcner ce 

 miroir a l'borizontalite parfaite a l'aide du collimateur vertical 

 auquel on n'aurait pas toucbe apres son pointe sur le bain de 

 mercure. On sc scrvirait de ce miroir jusqu'a ce que Ton trouvat 

 un nouvel instant de tranquility, et commeonn'y toucherait pas 

 dans eel intervalle, il aurait necessairement une stabilite plus 

 grande que l'axe dc linstrument, dont il pourrait servir a 

 mesurer les variations dc verticalite. 



