232 dk l'emploi 



les lils fixes dont nous venous de parlor, il convient de plus 

 que le collimateur soit muni dedeux micrometres rcctangu- 

 laires, dont l'un ait son mouvement parallelc a l'axe hori- 

 zontal de la lunette, axe dont les supports sont fixes sur lc 

 cercle alidade. 



Le micrometre dont le mouvement est parallelc a l'axe de 

 rotation de la lunette de l'alt-azimut, fcra connaitre l'inclinai- 

 naison de l'axe vertical dans ce sens qui est celui ou cctte incli- 

 son reagit sur celle de l'axe horizontal de Pinstrument. Lc 

 second micrometre fera connaitre l'inclinaison dans le sens 

 perpendiculaire, c'est-a-dirc dans le sens oil on mesure les 

 hauteurs des aslres. Lorsqu'on ne s'occupc pas de la mesure 

 des hauteurs, on peut done se passer de ce second micro- 

 metre. Les valeurs des parties de ces micrometres auront 

 d'ailleurs ete determinees sur le ciel, comme pour tous les 

 collimateurs. 



Pour regler les fils croises du collimateur, de telle sortc 

 que l'axe opliquede ce collimateur soit parallelc a l'axe de 

 ('instrument, il faut leur donner par tatonnement une posi- 

 tion telle, que l'axe soit vertical et que l'imagc reflechie des 

 fils lombe sur l'imagc directe. La verification de la verlica- 

 lile de l'axe a lieu comme avec le niveau, en ce que la 

 rotation de 180° ne doit pas modifier cette coincidence de 

 1'image directe et de l'image reflechic. Cette verification 

 doit se faire dans deux plans rectangulaires. Apres cet ajus- 

 tement, lorsqu'il n'y a pas coincidence, la distance des deux 

 images, mesuree avec le micrometre, fait connaitre l'incli- 

 naison dans le sens du mouvement de ce micrometre. 



Nous avons deja fail voir que pour la determination de la 

 collimation, un grand alt-azimul devait etre muni de deux 

 collimateurs opposes, A et B, pouvant etre diriges l'un sur 

 Pautre. Cette determination dc la collimation deviendra 

 Ires rigourcuse si, dans l'axe horizontal de la lunette de 



