DES OBSERVATIONS AZIMUTALES. 235 



l'all-azimul, se trouve un collimaleur C commc celui dc 

 l'axe vertical, avec cctte difference que, comme il ne s'agil 

 pas ici d'observer par reflexion, un oculaire ordinaire est 

 suflisant. Perpendiculairctnent au nieridien et horizonlalc- 

 ment, sera disposee une lunette collimaleur C pouvant elre 

 pointee sur cellc de l'axe de l'instrument, ct reciproque- 

 ment. On peut alors pointer la lunette de l'instrument sur 

 le collimateur nordA, le collimaleur de l'axe etant en mtnne 

 temps pointe snr le collimateur C perpendiculaire au meri- 

 dien. Retournant alors la lunette pour pointer sur le colli- 

 sud B, en veillanta ce que la lunette del'axc reste poinlee, 

 on peut determiner exaclemenl la collimation dc l'instru- 

 ment. 



La collimation etant ainsi determinee, si on pointe la 

 lunette dc l'alt-azimut sur un bain de mercure en lui appli- 

 quant un oculaire tel que celui que j'ai decrit pour le colli- 

 mateur dans l'axe vertical, 1'image rcflechie des fils devra se 

 former sur les fils eux-memes si l'axe optique de la lunette 

 est vertical. Dans le cas conlraire, la dislance des deux 

 images fera connaltre Tangle de cct axe optique et de la 

 verticale. Cet angle est egal a la somme de la collimation 

 plus l'inclinaison de l'axe de rotation horizontal. La colli- 

 mation etant connue, on connalt done l'inclinaison. Diri- 

 geant alors le collimateur C sur le collimateur de l'axe hori- 

 zontal de la lunette, on peut amener ce collimateur C a 

 une parfaite horizontalite ouconnaitre son erreur d'horizon- 

 talite. 



Si pendant les experiences precedentes on a eu soin que 

 le collimateur de l'axe vertical fut exactement pointe sur le 

 bain de mercure, on peut faire tourner l'instrument de 90° 

 autour de cet axe. Puis alors agissant sur le calage de l'ins- 

 trument de maniere a ramener cet axe a la verticalitc, s'il 

 s'en est ecarte, on peut rendre les collimateurs A ct B hori- 

 zontaux commc le collimateur C. 



