254 DK l'i-mploi 



On peut encore rendre horizonlaux les collimateurs A et 

 B lie la manic-re suivante : ces deux collimateurs elant poin- 

 ted l'un sur I'autre, on dirigc la lunette de l'instrument sur 

 un d'eux A par exemple, lc collimateur de l'axe vertical 

 elant en meme temps pointe sur le bain de mcrcure. On fait 

 ensuiletourncr I'instrumenl de 180° autour de son axe ver- 

 tical, etsi on amaintenule collimateur dc l'axe vertical pointe 

 sur le bain dc mercure, la lunette doit elre pointee sur le 

 collimateur B, si les collimateurs B et A sont borizontaux. 

 Dans le cas contraire la difference de pointe en hauleur 

 fait connaitre le double de l'inclinaison dc ccs collimateurs. 

 II faut toutefois dans ce cas que le collimateur de l'axe ver- 

 tical ait deux micrometres rectangulaires. 



Les collimateurs A, B, Cetant borizontaux, sion dirige sur 

 l'un d'eux le collimateurde l'axe horizontal, etsi on fait pren- 

 dre a la lunette de l'instrument Ics diverscs positions qu'ellc 

 peut prendre autour de son axe en mesurantavec leniveaau 

 dans cbacune dc ces positions l'inclinaison de ce dernier, la 

 comparaison de ces nivellcments avec celui que Ton deduira 

 du pointe sur le collimateur fera connaitre la correction a 

 appliquer au niveau pour les differentcs hauteurs de la 

 lunette. Apres cette elude, le niveau pourra <Hre employe" 

 avec exactitude a la mesure de l'inclinaison dans lous les 

 azimuts ou on ne peut pas pointer sur un collimateur. On 

 aura un controle de ces operations par la determination dc 

 l'inclinaison par les poinles directs et par reflexion d'une 

 circompolaire a ses azimuts extremes comme nous l'avons 

 deja indiqueprccedemment. 



Le collimateur nadiral de l'axe vertical permettra de m6me 

 de comparer les inclinaisons de cet axe obtenues par 

 pointe sur le bain de mercure avec celles que fournissent 

 les niveaux dans deux plans rectangulaires; par la on fera 

 la table des corrections a appliquer au niveau pour Ics 



