DES OBSERVATIONS AZIMUTALES. 255 



divers azimuts du zero de Palidade, de sorle que, dans les 

 instants ou. le pointe au nadir n'est pas possible a cause des 

 oscillations du sol, on peut sc servir du niveau avee line 

 grande exactitude. 



On voit que, par les moyens qui precedent, on obtiendra 

 une determination tres precise des erreurs inslrumentales, 

 et on s'en servira pour corriger les observations. Cela vaul 

 beaucoup mieux que d'eliminer les erreurs inslrumentales 

 par des renversements de 1'instrument, parce que ces renver- 

 scraenls supposentles axes parfaits, ce qui n'a pas lieu ordi- 

 nairement. 



Quand le bain de mercure est observable, on peut, quel 

 que soit Pazimul et la bauteur ou Ton observe, determiner 

 l'inclinaison de la lunette sans le niveau. II suflit, en effel, 

 pour cela d'amener le collimateur de l'axe de la lunette sur 

 le collimateur C, ce qui donne dans la position acluelle de 

 1'instrument l'inclinaison de l'axe horizontal. On determine 

 alors par le collimateur nadiral l'inclinaison de l'axe vertical 

 dans le sens ou elle agit sur celle de l'axe horizontal, et on 

 deduit de ces deux determinations Tangle des deux axes. 

 Amenant ensuile 1'instrument dans un azimut quelconque, 

 il n'y a plus qu'a mesurer l'inclinaison de l'axe vertical par 

 le collimateur nadiral pour en dednire celle de l'axe hori- 

 zontal. A la rigueur, notrc systemede collimateurs permet- 

 traitd'abandonner Pemploi desniveaux, qui ne doivent <Mre 

 conserves qu'a cause de leur commodite. 



Remarquonsiciqucl'alt-azimut se change en lunette meri- 

 dienne et fournit des observations de meme nature et de 

 m£me precision que celles de ce dernier instrument, quand 

 le collimateur de l'axe horizontal de la lunette est pointe 

 sur le collimateur C. On aau contraire 1'instrument des pas- 

 sages dans le premier vertical si ce m6me collimateur de 

 l'axe horizontal est pointe sur Pun des collimateurs A et B. 



