ASTROKOMIQUES ET PHYSIQUES. 219 



niunie dun micrometre dont la vis horizontale fait mar- 

 cher u n Ql vertical. Une manivelle permet de faire raou- 

 voir cette vis d'un mouvement continu, et en outre la vis 

 porte une tete tres large divisee. A cliaque division de 

 cette tete de vis correspond une pointe en platine qui 

 vient toucher dans le mouvement de rotation un ressort 

 egalement en platine et etablit un courant electrique. 

 L'observateur pointe l'astre, en maintenant par la mani- 

 velle cet astre pointe un certain temps. Les couranls 

 electriques etablis alors par les divisions de la tete de vis 

 passent dans une pointe de fer en contact avecune 

 bande de papier imbibe d'une solution de nitrate 

 d'ammoniaque et qu'un mouvement d'horlogerie fait 

 derouler. Ces courants tracent alors en jaune sur cette 

 bande une serie de points. A cote de la premiere pointe 

 de fer tracante, il y a une seconde pointe semblable qui 

 marque sur la meme bande de papier, les secondes d'une 

 horloge electrique. Deux autres pointes placees pres des 

 premieres, marquent sur la meme bande, l'ime le nom- 

 bre de tours de vis, l'autre les minutes de l'horloge. La 

 correspondance sur la bande de papier des divisions de 

 la vis micrometrique et des secondes de l'horloge, a par- 

 tir de la seconde oil l'observateur a remarque que son 

 pointe elait bon, fait alors connailre pendant une serie 

 d'instants les angles du rayon visuel de l'astre et de la 

 ligne de collimation de la lunette potir laquelle on con- 

 nait la lecture du micrometre, et on n'a plus qua faire 

 la lecture clu limbe azimutal de l'instrument, lecture 

 qui n'apasvarie pendant la duree de l'observation. 



La disposition qui vient d'etre decrite pour les angles 

 azimutaux, peut etre egalement prise pour les angles de 

 hauteur. Au lieu du trace eleclro-chimique dans le chro- 

 nographe enregistreur, on poiirrait employer des poin- 



