258 de l'emploi 



Pour lourner avec I'instrument, lo collimatcur C doit 

 £tre solidemenl fixe sur le limbe, ct par la il sert a recon- 

 naitrc si dans la rotation de l'inslrument autour de son 

 axe vertical, la pression exercee a la partie superieure de 

 cet axe pour le faire lourner el la resistance due au frotle- 

 ment de sa partie inferieure, ne produisent pas une torsion 

 de cet axe dans la partie comprise enlre la lunette ct le 

 limbe, torsion qui aurail pour eflet de changer la lecture du 

 limbe a laquelle repond la direction de la lunette, mais qui 

 pourra etre mesuree, si clle a lieu, a l'aide de cc collima- 

 tcur C. 



Ainsi en resume, le collimateur dans l'axe vertical pour 

 viser au bain demcrcure, lemiroiravec prismepour la colli— 

 mation dans l'axe horizontal, le collimateur C porte par le 

 limbe, et les coiiimateurs A et B dans le meridien, sufliscnt 

 pour determiner avec precision les erreurs instrumentales 

 dans toutes les positions de la lunette. 11 ne nous rcste plus 

 maintenant qu'a parler des erreurs de graduation du limbe. 



Etude de la graduation du limbe. 



Quelque precision que Ton mcttea la graduation des ins- 

 truments, cetle graduation ne peut 6tre rigoureuse, et les 

 erreurs ne sont pas negligeables quand on veut obtenir une 

 grande exactitude. On ne doit alors considerer les traits gra- 

 ves sur I'instrument que comme des reperes dont la situation 

 est connue au moyen d'une elude speciale. 



Lorsqu'on veut etudier la graduation d'un limbe quelcon- 

 que, on doit le mellre dans la situation horizonlale, afin de 

 faire disparaitre les flexions. Pour l'alt-azimul, le cercle 

 azimulal remplit necessairement cette condition, de sorte que 

 I'cludc en est facile. 



Dans les theodolites ct en general dans tous les instru- 

 ments azimutaux, on a l'usagc d'employer des doubles cer- 



