2i0 de l'emploi 



comme resullat definitif, mais pour pouvoir verifier le nom- 

 bre des operations. 



Lorsque ('instrument est repetiteur, on pent, en prenant 

 les precautions faciles que nous Tenons d'indiquer, eludier 

 aisement la graduation. Nous avons deja vu les moyens de 

 placer des collimateurs exactement perpcndiculaircs les uns 

 aux autres. A l'aide de ces collimateurs, les arcs de 90° 

 peuvent elrc etudies ; mais on peul etudier un arc quelcon- 

 que en ajoulant aux collimateurs A, B, C de rinslrument 

 dont nous avons anterieuremcnl parle,unqualrieme collima- 

 teur horizontal et mobile D. Alois, pour determiner Terreiir 

 de Tare de N degres, on amenera d'abord le cercle alidade 

 sur le zero du cercle gradue, puis on fera lourner le sysleme 

 des deux cercles pour pointer !a lunette de 1'instruraent sur 

 le collimatcur A. Arr^tant alors le cercle gradue, on ame- 

 nera le zero de l'alidadc sur la N e division ; puis calant I'ins- 

 trument, on pointeia le collimateur D sur la lunette de 

 I'alt-azimut. Les axesoptiques des collimateurs A ct D feront 

 ainsi enlre cux un angle egal a celui des divisions zero et N 

 du limbe azimutal. On n'aura plus alors qu'a mesurer cct 

 angle par la methode de repetition, en le repetant un grand 

 nombre de fois, de manierc a employer plusieurs fois la 

 circonference entiere. Si Tare N est trop petit pour que, par 

 suite des dimensions de leurs objeclifs, les collimateurs A el 

 D puissent faire cet angle en reslant pointes sur l'instru- 

 ment, on etudiera de celte maniere les arcs M et N+M, M 

 etant un angle arbilraire choisi en consequence. Ces 

 deux angles etant connus, leur difference N sera egalement 

 connue. 



Pour parvenir a employer plusieurs fois la circonference 

 entiere en faisant les repetitions, on pcut, apres avoir repcle 

 Tare N un nombre Kde fois, deplacer le collimateur D ct le 

 pointer sur la lunette de rinslrument qui alors a decrit Tare 



